642 Ventralblatt für Physiologie. Nr. 20. 
4. Der Effect der Asphyxie lässt sich, speciell bei Vergiftung 
der Frösche, durch künstliche Athmung aufheben; man kann ein Herz, 
das durch Ourare, respective durch die in Folge der verhinderten 
Athembewegungen eingetretene Asphyxie zum Stillstand gebracht 
wurde, durch künstliche Athmung wieder auf die normale Schlag- 
folge bringen. 
Nachdem man bisher bei der Bestimmung der Wirkungsweise 
eines Giftes ebenso wie bei der Bestimmung der toxischen Dosis 
auf diese Asphyxie keine Rücksicht genommen, glaubt der Verf., dass 
die Schlussfolgerungen der Autoren nicht stichhältig sind; man müsste 
bei Untersuchungen, welche den Einfluss eines Giftes auf das Herz 
und ebenso auf Nerven und Muskeln feststellen, den Eiffeet der 
Asphyxie — ml künstliche Respiration — auszuschliessen trachten. 
A. Kreidl (Wien). 
Physiologie der thierischen Wärme. 
J. Rosenthal. Calorimetrische Untersuchungen (vierter, fünfter und 
sechster Artikel) (Du Bois-Reymond’s Arch. 1894, 3/4, S. 223). 
Zu der schon früher (vgl. dieses CGentralblatt II, S. 59) gegebenen 
Theorie der Üalorimeter gibt Verf. einige ergänzende Nachträge. 
Anfänglich gibt das in das Calorimeter gebrachte Thier nur in Folge 
seiner höheren Temperatur Wärme an das Calorimeter ab. Es spielt 
daher zu dieser Zeit mehr die Temperaturdifferenz zwischen Thier 
und Calorimeter als die Wärmeproduction des Thieres eine Rolle. Es 
kommt auf „die Capaeität des Calorimeters’ an, ob sich die normale 
Temperatur des Thieres, welche natürlich anfänglich sinkt, wieder 
herstellt. Die Capaecität des Calorimeters hängt aber wiederum von 
seinem „Emissionscoöfficienten” ab, der den Wärmeverlust des 
Apparates nach aussen bestimmt. Soll also die Wärmeproduction des 
Thieres gemessen werden, so muss es längere Zeit im Calorimeter 
bleiben, und dann ist der Emissionscoöffieient von grösster Wichtigkeit. 
Dieser Werth wird empirisch bestimmt, dann lässt sich die Wärme- 
production leicht berechnen, falls die Wärmeausgabe des Thieres 
constant bleibt. Bei schroffen Schwankungen der Wärmeausgabe muss 
aber die Trägheit des Calorimeters mitberücksichtigt werden. 
Es folgt eine im Original nachzulesende genaue Beschreibung 
des neuen Oalorimeters, das nur in Einzelheiten von dem früheren 
abweicht. Die vielen von Verf. in der Zwischenzeit gesammelten Er- 
fahrungen sind sämmtlich dem neuen Apparate zugute gekommen. 
Es ist ein Luftealorimeter, dessen Temperaturänderungen an einem 
Differentialmanometer, welches die Differenz der Temperatur des 
Calorimeters und der Umgebung anzeigt, abgelesen werden. Dieser 
Differenz ist der in jedem Augenblicke vorhandene Wärmeverlust des 
Öalorimeters proportional. 
Es sind Einriehtungen getroffen, dass man die Temperatur der 
Umgebung möglichst constant halten kann. Der Wärmeverlust durch 
die Ventilationsluft wird in Rechnung gezogen und durch die Tem- 
