Nr. 20, Centralblatt für Physiologie. 643 
peraturdifferenz der ein- und austretenden Luft bestimmt, Ebenso 
wird der Wärmeverlust durch den Wasserdampf, durch Wägung des 
in einem Absorptionsgefässe abgegebenen Wassers in Anschlag 
gebracht. 
Die Respirationsproduete können in sehr bequemer Weise ge- 
messen werden. Aehnlich wie bei den Pettenkofer’schen Apparaten 
kommt nur eine kleine gemessene Luftmenge zur Untersuchung, 
welche durch eine Quecksilberpumpe abgesondert wird. Der schon 
früher von Verf. beschriebene Apparat für künstliche Athmung treibt 
die Quecksilberpumpe und bewirkt gleichzeitig auch die Ventilation 
und, wenn nöthig, auch noch künstliche Athmung. Es kann aber auch 
die Bestimmung der Respirationsproduete nach Regnault und Reiset 
ausgeführt werden. 
Nach Aichung des Calorimeters wurde der Emissionscoöffieient 
im Mittel zu 0'2965 gefunden. Versuche, welche zur Prüfung des 
Calorimeters mit brennendem Alkohol angestellt wurden, ergaben ein 
sehr befriedigendes Resultat, indem der grösste Fehler während einer 
Versuchszeit von 6'5 Stunden nur 3:3 Procent betrug. 
Der Grad der erzielten Genauigkeit übersieht sich am besten 
in folgendem Versuch. Es verbrannten in 269 Minuten 6'285 Gramm 
Olivenöl. Die Verbrennungsproducte und der Sauerstoffverbrauch wurden 
bestimmt während 265 Minuten: 
> B Verhältniss 
Berechnet Gefunden 169 
CO, 3977 3981 100 : 100-1 
H,0 1'485 1'530 100 : 100°7 
(0) 2'845 2920 100 :102°6 
Ewald (Strassburg). 
J. S. Haldane, W. Hale White and J. W. Washbourn. An 
improved form of animal calorimeter (The Journ. of Physiol. XVI, 
1/2, p: 123). 
Die Calorimeter, welche bisher angegeben wurden, um die 
Wärmeproduction der Thiere zu beobachten, sind theils zu ungenau, theils 
zu complieirt in ihrer Anwendung. Beim Wassercalorimeter ist es 
nicht möglich, die ganze Wassermasse gleichmässig zu erwärmen. 
Kleinen Differenzen entsprechen aber hier schon grosse Fehler. Bei 
anderen Öalorimetern bewirkt der Einfluss der äusseren Temperatur eine 
bedeutende Fehlerquelle. Das Differentialcalorimeter von D’Arsonval 
beruht auf dem vollkommensten Prineip und gibt sehr genaue Resul- 
tate. Da aber die Handhabung desselben sehr viel Aufmerksamkeit 
erfordert, so haben die Verff. unter Beibehaltung des allgemeinen 
Prineipes ein sehr einfach functionirendes Differentialcalorimeter 
construirt. 
Zwei möglichst gleiche kupferne Kammern sind durch ein Rohr 
miteinander verbunden, in dessen Mitte sich in geeigneter Weise 
eine Sperrflüssigkeit befindet. Dehnt sich die Luft in einer der 
Kammern in Folge von Erwärmung mehr als in der anderen aus, so 
wird dies durch die Verschiebung der Sperrflüssigkeit angezeigt. In 
der einen Kammer befindet sich nun das zu untersuchende Thier, in 
42* 
