Nr. 21. Centralblatt für Physiologie. 665 
Grade Ueberschuss der Angabe des Vaceuumthermometers über ein 
Sehattenthermometer — bezeichnet als: je ein Grad „Differenz- 
temperatur” — entsprach. 
Indem diese Aichungsgrösse an zwei räumlich getrennten 
Stationen mit je zwei Apparaten zu verschiedenen Tages- und Jahres- 
zeiten bestimmt wurde, ergaben sich eine Anzahl Factoren, welche 
auf die Angaben des Vacuumthermometers von wichtigem Einflusse 
sind. Hierher gehört die Reflexion der Strahlen von benachbarten 
Wänden, vor allem aber die Stellung des Instrumentes, beziehungs- 
weise der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen. Die Angaben 
des Pyrheliometers können durch grössere Windgeschwindigkeit be- 
einflusst werden, wesbalb sehr windige Tage bei der Aichung zu 
vermeiden sind, 
Die Versuche, welche zu diesen Ergebnissen führten, ergaben 
auch interessantes Material über den Gang der strahlenden Wärme 
in Marburg. Als Durchsehnittswerth der Sonnenstrahlung im September 
ergab sich: 0'536 Calorien pro Oubikeentimeter und Minute berechnet. 
Im December zeigte sich die Strahlung auf die Hälfte vermindert, 
während gleichzeitig die „Dicke der Atmosphäre”, d. h. der von den 
Sonnenstrahlen zu durchlaufende Weg in derselben, wegen des 
niedrigen Standes der Sonne, aufs doppelte gestiegen war, Doch steht 
die Absorption der Sonnenstrahlen keineswegs in direetem Verhältniss 
zur Dicke der Atmosphäre, indem unter anderen Factoren besonders 
der Wasserdampfgehalt einwirkt. Auch entsprach der tägliche Gang 
der Sonnenstrahlung nicht der Curve der Dicke der Atmosphäre, 
indem ersterer Vormittags wenig ansteigt — im September von 0'872 auf 
1'018 Calorien pro Cubikcentimeter und Minute und Nachmittags 
steil abfällt — im September von 1'018 auf 0'558 Oalorien. Diesen, 
durch das Pyrheliometer erhaltenen Angaben gegenüber, zeigte nun 
das senkrecht aufgestellte Vacuumthermometer viel geringere Schwan- 
kungen (Nachmittags Abfall der Differenztemperatur von 24'3 auf 20°6). 
Am empfehlenswerthesten wäre eine Stellung parallel der Erdaxe. 
Jedenfalls muss die Aufstellung stets berücksichtigt werden. Ist ferner 
das Instrument nach einem Pyrheliometer geaicht und wird stets die 
„Differenztemperatur” (gegen die Angabe eines Schattenthermometers) 
angegeben, so genügt, wie schon erwähnt, nach dem Verf. das 
Vacuumthermometer für hygienische Untersuchungen vollständig. 
H. Boruttau (Göttingen). 
Allgemeine Nerven- und Muskelphysiologie. 
A. Waitfield. Note on the chemistry of the muscle (The journ. of 
physiol. XVI, 5 to 6, p. 487). 
Da Myosin nahezu phosphorfrei ist, der Pepsinverdauung unter- 
worfen nur einen unbedeutenden, phosphorfreien Rückstand liefert, bei 
intravasceulärer Injection in die Jugularvene von Kaninchen weder 
Gerinnung noch Exophthalmus erzeugt, gehört es nicht zu den Nuceleo- 
albuminen. Auch anderes Nucleoalbumin enthält der Muskel nicht, 
ebenso keine Albumosen und Peptone. 
