HN BEALDLATT 
für 
HYSIOLOGIE, 
Unter Mitwirkung der Physiologischen Gesellschaft zu Berlin 
und des Physiologischen Clubs in Wien 
herausgegeben von 
Prof. Johannes Gad Prof. J. Latschenberger 
in Berlin in Wien. 
Verlag von Franz Deutickein Leipzig und Wien. 
Erscheint alle 2 Wochen. 
Preis des Bandes (26 Nummern) M. 30.—. 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten. 
Literatur 1894. 23. März 1895. Bd VIE N26. 
Originalmittheilung. 
Bemerkungen zu meinem Rotätionsapparat. 
Von Garl Marbe in Bonn. 
Der Redaction zugegangen am 7. März 189. 
ei, > 
Im 25. Heft des vorigen Jahrganges dieser Zeitschrift (10. März 1894) 
habe ich eine „Vorrichtung zur successiven Variirung der Seetoren 
rotirender Scheiben und zur Ablesung der Sectorenverhältnisse während 
der Rotation’ beschrieben. 
Der Apparat hat sich unterdessen insofern geändert, als es jetzt 
gestattet ist, die Halteschraube, welche früher im Centrum der Papier- 
scheiben angebracht werden musste, zu entfernen und somit dem Auge 
eine durchaus homogene Fläche darzubieten. Auch ist es mittelst einer 
einfachen Anordnung gelungen, die Scheiben zwischen 0° und 360° zu 
variiren, während sie früher nur etwa zwischen 10° und 360° verändert 
werden konnten. Die Genauigkeit der Ablesungen der Scheiben- 
einstellungen auf der Seala hat sieh indessen nieht in dem Maasse 
bewährt, wie früher angenommen wurde. Es zeigte sich nämlich, dass 
die angegebene Constanz der einander entsprechenden Scalenablesungen 
aufhört, wenn man den Schlitten in verschiedenen Richtungen bewegt. 
Auch sind die derselben Bewegungsrichtung entsprechenden Ablesungen 
nach einigen Tagen wieder verändert, selbst wenn man vor jeder 
Untersuchung die Nullpunkte der Scala und der Scheiben einstellt. 
Diese Fehler verbessern sieh nicht wesentlich, wenn die Darmseite 
durch eine Metallschnur ersetzt wird. Es ist deshalb zweckmässiger, 
das während der Rotation eingestellte Seetorenverhältniss bei ruhender 
Scheibe abzulesen. Zu diesem Zwecke ist auf der Rückseite der Hari- 
gummischeibe eine genaue Kreiseintheilung angebracht und die Stabl- 
Centralblatt für Physiologie. VIIT. 54 
