Nr. 1 Zentralblatt für Physiologie. 3 



(Alis dem HaUerianum.) 

 Methodisches über Reizung mit Induktionsströmen. 



Von H. Krouecker. 



(Der Redaktion zugegangen am 17. März 1905.) 



Seitdem Emil du B o i s -R e y m o n d im Jahre 1849 seinen 

 „Schlitten-Magnetelektromotor" beschrieben hat, sind fünf wesent-. 

 liehe Verbesserungen desselben eingeführt worden: 



1. Durch Helmholtz wurde der Wagner sehe Hammer 

 modifiziert, um mittels Nebenschließung, anstatt Stromunter- 

 brechung, den Verlauf des Oeffnungsinduktionsstromes demjenigen 

 des Schließungsstromes ähnlieh zu machen. 



2. A. Fick lehrte die Bahn graduieren. 



3. Bowditch ließ die sekundäre Spirale um den mittleren 

 vertikalen Durchmesser drehbar machen, so daß am Ende der kurzen 

 Bahn die Ströme bis auf geschwächt werden können. 



4. Kronecker gab den „Spulkontakt" an, welchen 

 E. du Bois-Reymond dem internationalen Kongreß der Elek- 

 triker 1881 empfahl, indem er zufügte: Handelt es sich bei Reiz- 

 versuchen um feinere Beobachtungen .... „dann gewährt das Spiel 

 des Wagner sehen Hammers der Sehlittenapparate in der ur- 

 sprünglichen Form keineswegs mehr die nötige Gleichmäßigkeit der 

 Vorgänge" (Elektrotechn. Zeitschr. 1881, S. 431). 



5. Nach dem Prinzip von Bernsteins Stromunterbrecher 

 fügen wir auswechselbare Federn bekannter Schwingungszahl (20 

 bis 100 in 1 Sek.) anstatt des Wagner sehen Hammers in den 

 primären Kreis. All diese Vorrichtungen, auf metallener Schienen- 

 bahn montiert, besitzt das Berner Modell. 



Für meine Ermüdungsversuehe habe ich, bald nach Fick, die 

 Schlittenbahn nach kleineren Einheiten (10000 E. am größten 

 S au er w a 1 d sehen Modelle) graduiert und die Maße auf andere 

 Schlitten, mit Hilfe von Poggendorffs Kompensationsmethode 

 übertragen. 



Dieses Verfahren ist auch in Cyons Methodik (S. 379 bis 

 382) genau besehrieben. In Leipzig, Berlin und Bern habe ich die 

 Graduierung überwacht, so daß in vielen Laboratorien vergleich- 

 bare Reizapparate sieh finden. 



Aber noch immer werden in zahlreichen Instituten Sehlitten- 

 induktorien benutzt, die mit Wagner sehem Hammer unbekannter 

 Schwingungszahl und veränderlichem Kontakt (so daß gar der 

 Unterbreehungsfunke zeitweilig ausfällt) arbeiten und deren Bahnen 

 nur mit Zentimetermaßstäben beklebt sind. 



Die Experimentatoren geben dann wohl die Rollenabstände 

 an und verleiten zum Glauben, daß die Stromintensitäten propor- 

 tional den Abständen sieh ändern. 



Bei meinem Modell im HaUerianum entspricht die Maximal- 

 kapazität 13850 Einheiten. Die Bahn ist 315 mm lang. Die End- 



