Nr. 15 Zentralblatt für Physiologie. 521 



setzen ist, daß ein von Glas umschlossener luftverdünnter Raum 

 (also auch eine Glühbirne) Lichterscheinungen zeigt, wenn man das 

 Glas mit schlechten Leitern (also auch mit der menschlichen Haut) 

 reibt. Auf die physikalische Erklärung soll hier um so weniger ein- 

 gegangen werden, als der Verfasser ausdrücklich betont, eine solche 

 genüge hier durchaus nicht und da er des weiteren nachweist, daß 

 er ähnliche Ansichten schon früher ausgesprochen, so hat er in der 

 Tat ein Recht, die Priorität für die unphysikalische Auffassung 

 physikalischer Vorgänge für sich in Anspruch zu nehmen und wir 

 können es dem Verfasser nachempfinden, wenn er bedauert, daß 

 nicht er „den populären Ruhm geerntet, der jetzt Harnack in- 

 folge seiner Mitteilung zuteil geworden ist." 



G. F. Nicolai (Berlin). 



M. Gildemeister und 0. Weiß. Ueher einen zuverlässigen Platin- 

 scldießkontald. (Annal. d. Physik XVII, 4. F., 1, S. 174.) 



Die Verfasser fanden bei der Prüfung eines von Edelmann 

 konstruierten Platinschließkontaktes, daß die Platinplättchen nach 

 dem ersten Zusammentreffen wegen ihrer Elastizität nicht sofort 

 fest aufeinander liegen bleiben, sondern zurückschnellend „klirren", 

 und zwar öffnete sich das betreffende Exemplar nach 0'8 a noch ein- 

 mal auf etwa Ol 7 o. Es gelang, diesen Fehler im wesentlichen 

 dadurch zu heben, daß man die vorhandene Spiralfeder, um ihre 

 Eigenschwingung zu dämpfen, mit einem dünnen Gummischlauch 

 überzog. Der so eingerichtete Schließkontakt ist einer ungemeinen 

 Präzision fähig. Auf verschiedene Weisen geprüft, ergab sich eine 

 Genauigkeit der Einstellung auf etwa ein Millionstel einer Sekunde. 



G. F. Nicolai (Berlin). 



W. E. Dixon und 0. Inchley. The cHloscribe an Instrument for 

 recording the activiiy of cil'ia. (Journ. of Physiol. [Proc. Physiol. 

 Soc] XXXII, 5/6, p. 395.) 



Der von den Verfassern beschriebene Apparat besteht aus 

 einer senkrechten Spindel, die in der Mitte eine kleine zylindrische 

 Trommel und auf ihrem oberen Ende eine ganz leichte, große Schreib- 

 trommel trägt. Das untere Ende ruht auf einem Achatlager, das 

 obere ist von einer Seite her durch Schneiden gestützt. Von der- 

 selben Seite her wird um die kleine Trommel ein Streifen flimmernder 

 Schleimhaut geschlungen und durch ein Gewicht mit Fadenzug ge- 

 spannt, so daß die Spindel gegen die Schneiden angedrückt ist. 

 Durch die Flimmerbewegung wird die Trommel umgetrieben, ein 

 feststehender Stift verzeichnet auf der Schreibtrommel Zeitmarken, 

 aus denen auf die Intensität der Bewegung geschlossen werden 

 kann. R. du Bois-Reymond (Berlin). 



S. P. Beebe und B. H. Buxton. Some netv laloratori/ apparatus. 

 (Aus dem Department of experimental pathology, Cornell Univer- 

 sity medical College, New- York.) (Americ. Journ. of Physiol. 

 XIV, 1, p. 7.) 



