644 Oscar Hertwig: 
daher im Wintersemester 1902/03 durch die Firma Leppin & 
Masche in Berlin den verbesserten elektrisch betriebenen Zen- 
trifugier-Apparat herrichten, welcher an die Leitung des Instituts 
angeschlossen werden kann. 
Wie die Textfiguren 1 und 2 zeigen, besteht der Apparat 
aus einem gusseisernen Gestell mit zwei Böcken, welches auf einem 
kräftigen Tisch mit Schrauben befestigt wird und einen Motor 
trägt, welcher in den Lagern drehbar ist, um ihn in jeder Lage, 
vor allem horizontal und vertikal, verwenden zu können. „Die 
Feststellung erfolgt durch eine Kurbelschraube. Die Wicklung 
des Motors ist für direkten Anschluss an eine Starkstromleitung 
bemessen; am vorderen Teil des Eisengestelles ist eine Anschluss- 
dose angebracht. Um die Umdrehungszahl in möglichst weiten 
Grenzen regulieren zu können, ist die Maschine mit einem An- 
lass- und Regulierwiderstand, welcher auch als Ausschalter dient, 
versehen. Ferner besitzt sie zwei Fassungen zum Einschrauben 
von Sicherungen oder Glühlampen von verschiedener Kerzenstärke 
als Vorschaltwiderstand.“ 
„Diese Anordnung ermöglicht es, dem Motor jede für einen 
Versuch erforderliche Umdrehungszahl zu geben und sie wäh- 
rend des Arbeitens in der einfachsten Weise verringern oder 
steigern zu können.“ Auf die Möglichkeit genauer und leichter 
Regulierung der Geschwindigkeit musste ich ein besonderes Ge- 
wicht legen, wenn für die beabsichtigten biologischen Experimente 
der Apparat verwendbar sein .sollte. In dieser Beziehung hat er 
