630 Karl Gütig: 



Aus mehreren Gründen wählte ich als Versuchstier das- 

 Schwein. Es bestimmte mich dazu erstens der Gang meiner 

 früheren Untersuchungen, die das Studium des Schweineblutes 

 bei gewissen pathologischen Zuständen notwendig machten, dann 

 auch der Umstand, dass sich gerade das Schwein, wegen seiner 

 sehwach behaarten Haut und der dadurch bedingten leichten 

 Reinigung sehr gut zu derartigen Untersuchungen eignet. Auch 

 ist die Grösse des Tieres ein Vorteil. Das fortlaufende Studium 

 der morphologischen Verhältnisse im Blute kleiner Tiere erleidet 

 begreiflicherweise dadurch eine Einschränkung, dass durch die 

 jedesmalige Blutentnahme Veränderungen gesetzt werden, die 

 umso grösser sind, je kleiner das Tier ist und je häufiger die- 

 natürlich auf ein Minimum beschränkten Blutentnahmen vor- 

 genommen werden müssen. 



Die Technik der Untersuchungen, auf deren einzelne Details ich noch 

 zurückkommen werde, ist mit der für klinische Zwecke erforderlichen im 

 wesentlichen identisch. Zur Bestimmung der absoluten Zahlen der Blut- 

 körperchen wurden die Melangeure von Zeiss und die Zählkammer nach 

 Türk benützt. 



Hinsichtlich der Wahl der einzelnen Apparate sind besonders bei dem 

 für die Zählung der weissen Blutkörperchen bestimmten Melangeur im In- 

 teresse eines genauen Arbeitens gewisse Vorsichtsmassregeln zu beobachten. 



Es haben schon viele an sich selbst und auch an anderen die Erfahrung: 

 gemacht, dass es der Anfänger verhältnismässig schnell erlernt, mit dem für 

 die Erythrocyten bestimmten Instrumente umzugehen, dass es aber langer 

 Übung und grosser Geduld bedarf, um in der Handhabung des sogenannten 

 ^weissen Melangers" halbwegs Sicherheit zu erlangen. Der Grund hierfür 

 liegt meines Erachtens nach in der Verschiedenheit der Aufsaugeröhrchen r 

 indem wir es nämlich in ersterem Falle mit einem feinen fast kapillären 

 Röhrchen, in letzterem mit einem verhältnismässig breiten Glasröhrchen zu 

 tun haben. Die feine Blutsäule im kapillaren Röhrchen lässt sich leicht mit 

 grosser Genauigkeit auf den entsprechenden Teilstrich einstellen. 



Beim weissen Melangeur schiesst die einmal in Bewegung gesetzte 

 Blutsäule viel leichter übers Ziel hinaus — versucht man das überschüssige 

 Blut abzustreifen, so tut man leicht zuviel des Guten — und saugt man 

 wieder nach, so verfällt man noch leichter in den ursprünglichen Fehler wie 

 das erstemal ; mittlerweile kann aber das Blut geronnen sein. Dazu 

 kommt noch, dass wegen des verschiedenen Volumens der Fehler bei der 

 Kapillare geringer ist, als beim breiten Röhrchen, wenn man bei beiden um 

 dieselbe Höhe den Teilstrich übersteigt. Ein weiterer Nachteil des weissen 

 Melangeurs besteht darin, dass er viel leichter ausfliesst als der rote, was- 

 beim Transport auf weitere Strecken eine unliebsame Fehlerquelle darstellt. 



