Zur Morphologie des Schweineblutes. 



631 



Die Frage wäre natürlich gelöst, wenn man beim weissen Melangeür 

 ebenfalls ein ganz dünnes Aufsaugröhrchen verwenden könnte. Die praktische 

 Ausführung scheitert aber daran, dass eine derartige Kapillare zu wenig 

 Blut fasst. wodurch die Birne, die aus verschiedenen Gründen beim weissen 

 Melangeür das zehnfache des Auffangröhrchens fassen soll, zu klein ausfallen 

 würde, um eine gründliche Mischung des Blutes zu gestatten. Macht man 

 aber, um das zu verhindern, die Kapillare entsprechend lang, so erhält 

 man wiederum ein unhandliches und aus diesem Grunde unzweckmässiges 

 Instrument. 



Um nun einerseits die Vorteile des dünnen Röhrchens zu erzielen, 

 andererseits das Instrument nicht zu lang zu gestalten, habe ich der Firma 

 Zeiss in Jena den Vorschlag gemacht, einen Melangeür vom Typus der 

 roten Melangeure herzustellen, bei dem aber der Fassungsraum der Kapillare 

 durch zwei im ersten und zweiten Drittel der Kapillare anzubringende 

 spindelförmige Erweiterungen zu vergrössern wäre (Fig. 1). Die Firma führte 

 meine Vorschläge bereitwilligst aus und lieferte mir 

 einen Melangeür, der die gewünschten Abänderungen 

 in tadelloser Ausführung aufwies. Es ergab sich aber 

 eine neue Schwierigkeit; beim Nachsaugen der Ver- 

 dünnungsfiüssigkeit bildete sich mitten in den Spindeln 

 ein kleiner Wirbel, in welchem eine kleine Menge des 

 aufgesaugten Blutes zurückgehalten wurde, ein Um- 

 stand, der die Anwendung des Apparates naturgemäss 

 in Frage stellte. 



Ich habe hier deshalb ausführlich über diese Ver- 

 suche berichtet, weil ich der Ansicht bin, dass in 

 dieser Richtung doch noch eine Verbesserung des 

 weissen Melangeurs zu erreichen wäre. So wird das 

 Anbringen einer kleinen Glasperle in den spindel- 

 förmigen Erweiterungen vielleicht schon imstande sein, 

 die Bildung des zentralen Wirbels zu verhindern. 

 Sollen wir aber aus den jetzt käuflichen Apparaten 

 die besten auswählen, so müssen wir vorläufig beim 

 weissen Melangeür verlangen, dass das Aufsauge- 

 röhrchen in eine feine, sich allmählich verjüngende 

 Kapillare ausläuft (Fig. 2). Dadurch werden zum Teil 

 die oben geschilderten Nachteile umgangen. Das 

 leichte Verstopfen dieses Instrumentes wird durch 

 sorgfältiges Reinigen (Wasser, Alkohol, Äther) und 

 zweckmässiges Aufbewahren vermieden werden. Jeden- 

 falls sind Apparate, wie man sie sehr häufig im Gebrauch 

 sieht, mit weiten gleichmässig kalibrierten Aufsauge- 

 röhrchen ganz zu verwerfen. 



Zum Reinigen der Melangeure sind kleine Wasser- 

 strahlpumpen, die an jeder Wasserleitung leicht zu 

 befestigen sind, sehr praktisch. 



Fig. 1 



Fiq. 2 



