﻿J_Je 
  besoin 
  d'une 
  métliode 
  commode, 
  peu 
  couteuse 
  et 
  sur- 
  

   tout 
  exacte 
  pour 
  déterrainer 
  la 
  tempyrature 
  du 
  sol 
  de 
  0"\5 
  

   a 
  plusieuvs 
  métres 
  de 
  profondeur 
  — 
  méthode 
  garantie 
  égale- 
  

   ment 
  contre 
  riiumidité 
  et 
  la 
  congélation 
  du 
  sol 
  — 
  , 
  m'a 
  amené 
  

   a 
  coBstmire 
  un 
  nouveau 
  géotbermometre. 
  Cet 
  instrument 
  est 
  

   employé 
  depuis 
  un 
  an 
  pour 
  les 
  observations 
  météorologiques 
  

   forestiéres 
  en 
  Suéde. 
  Lcs 
  quarante 
  cxemplaires 
  dont 
  on 
  a 
  

   fait 
  usage 
  ont 
  pleinement 
  répondu 
  a 
  leur 
  but, 
  et 
  il 
  uous 
  a 
  

   semblé 
  qu'il 
  ne 
  serait 
  pas 
  sans 
  iutérét 
  d'en 
  presenter 
  une 
  

   description 
  a 
  TAcadémie, 
  d'autant 
  plus 
  que 
  les 
  méthodes 
  

   usitées 
  jusqu^a 
  present 
  laisseut 
  a 
  désirer 
  sous 
  plusieurs 
  rap- 
  

   ports. 
  Notre 
  méthode 
  a 
  de 
  commun 
  avec 
  celle 
  de 
  Lamont 
  

   que 
  le 
  thermométre 
  est 
  mobile 
  et 
  plonge 
  dans 
  un 
  tube. 
  

  

  Le 
  thermométre 
  méme, 
  dont 
  on 
  voit 
  la 
  tige 
  ainsi 
  que 
  

   réchelle 
  dans 
  la 
  fig. 
  1 
  en 
  a, 
  est 
  muui 
  d'un 
  réservoir 
  obloug, 
  

   entouré 
  de 
  mousseline, 
  et 
  d'un 
  tube 
  externe 
  de 
  verre 
  mesu- 
  

   rant 
  8 
  a 
  10 
  millim. 
  de 
  diametre 
  a 
  Textérieur. 
  Il 
  est 
  renfermé 
  

   dans 
  un 
  etui 
  cylindrique 
  h 
  en 
  bois 
  de 
  liétre, 
  dont 
  la 
  partie 
  

   inferieure 
  a 
  environ 
  15 
  centim. 
  de 
  long 
  et 
  15 
  millim. 
  de 
  

   diametre 
  extérieur; 
  la 
  partie 
  supérieure 
  mesure 
  environ 
  28 
  

   centim. 
  de 
  long 
  et 
  28 
  millim. 
  de 
  diametre 
  extérieur. 
  

  

  Passons 
  au 
  tuhe 
  qu'on 
  eufonce 
  dans 
  le 
  sol 
  a 
  la 
  profon- 
  

   deur 
  en 
  vue, 
  et 
  dans 
  lequel 
  on 
  fait 
  descendre, 
  au 
  moyen 
  

   d'une 
  ficelle 
  ou 
  d'une 
  corde, 
  Tétui 
  de 
  bois 
  renfermant 
  le 
  ther- 
  

   mométre 
  que 
  nous 
  venons 
  de 
  décrire. 
  Ce 
  tube 
  (fig. 
  2) 
  se 
  

   compose 
  des 
  parties 
  suivantes: 
  un 
  eylindre 
  de 
  cuivre 
  c 
  d'en- 
  

   viron 
  o 
  centimétres 
  de 
  diametre 
  intérieur 
  et 
  de 
  longueur 
  

   convenable; 
  un 
  petit 
  cylindre 
  de 
  fer 
  d, 
  long 
  de 
  9 
  centim. 
  avec 
  

   un 
  fond 
  visse 
  hermétiquement, 
  qui 
  regoit 
  le 
  réservoir 
  du 
  ther- 
  

   mométre; 
  un 
  tube 
  de 
  verre 
  tres 
  solide 
  e, 
  du 
  méme 
  genre 
  

   que 
  ceux 
  qu'on 
  emploie 
  pour 
  les 
  indicateurs 
  de 
  niveau 
  dans 
  

   les 
  chaudiéres 
  a 
  vapeur; 
  ce 
  tube, 
  inséré 
  au 
  moyen 
  d'un 
  tuyau 
  

  

  