BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND. 5. N:O 20. 5) 
tale, autrement réalisée 3 F'effet de trouver V'origine du phéno- 
méne, soit parfaitement juste. 
Voici les procédés dont je me suis servi pour arriver au 
but en employant un spectroscope ordinaire de la meme con- 
struction que celle dont MM. BUNsEn et KIRCHHOFF ont fait 
usage dans leurs analyses spectrales. 
Le prisme de verre, ainsi que la petite plaque en métal 
qui lui sert d'appui, furent enlevés de la petite table ronde 
de VPinstrument et remplacés par une plaque en bois, parfaite- 
ment plane, de F'épaisseur de 10 millim., et dont les dimen- 
sions étaient du reste convenables pour permettre d'y placer, 
commodément et avec toute la stabilité requise, devant la. 
lentille du collimateur, les deux prismes creux nécessaires pour 
Pexpérience. 
Ces prismes creux étaient tres soigneusement fabriqués de 
verre de glace poli, presque incolore et de V'épaisseur de 1,5 
millim. bDLeurs parties spéciales étaient réunies par du cément 
de Foulke, insoluble dans PFalcool, V'esprit-de-vin et les hui- 
les, et qui parait &tre le plus convenable quand le prisme 
contient ces substances; il n'est toutefois pas a recommander 
pour l'eau et les acides. 
Les parois des prismes creux doivent avoir les deux sur- 
faces parfaitement planes et paralléles, condition nécessaire 
pour pouvoir nettement observer la dispersion de la lumiere 
dans ces prismes remplis d'une dissolution. Il faut, par suite, 
les tailler d'un assez grand morceau de verre qui aura été 
préalablement examiné optiquement le long des bords avec 
un soin rigoureux. 
Les prismes dont je me suis servi, fabriqués avec les soins 
cnoncés ci-dessus, étaient si bien ajustés, qu'il était impossible 
de constater un déplacement appréciable quand on laissait 
passer un rayon lumineux å travers le prisme vide, celui-ci 
introduit au passage du rayon avec son angle réfractant en 
avant. Ils étaient exactement de la méme forme, avec les di- 
mensions suivantes: 
Fond: triangle rectangle å cétés d'environ 26, 55 et 61 
millim. | 
Hauteur: 41 millim. 
Angle réfractant: environ 25”. 
Le tube A et le collimateur B (voir la figure ci-aprés) 
étaient dirigés dans la méme ligne. 
