BIHANG TILL K. SV. VET. AKAD. IIANDL. BAND. 1. N:0 3. 7 



11 y a cucore unc circoustancc qui mérite cVetre prisc en 

 considération au point de vuc de la pratique. Le moyeii le 

 plus efficace de se garantir de tout malentendu sur la vé- 

 ritable lougueur du metre, est celui fortement recommandé 

 par M. Aiiy dans sa lettre a M. Tresca, du 4 Aout 1870. 

 Ce moyen est de fabriquer en méme temps un grand nom- 

 bre d'étalons, construits exactement de la méme maniére et 

 tous également bons, mais cliacun exigeant une petite cor- 

 rection qui se déterminera avec la plus grande exactitude; 

 den clioisir un comme mhtre internatioiial, et de distribuer 

 tous les autres dans les différents pays. Pour pouvoir attein- 

 dre a ce but important, il faut nécessairement que le prix de 

 chacun de ces étalons ne soit pas trop élevé. Un prix de 9 

 a 10 mille francs, auquel monterait certainement un métre 

 construit en platine iridié, comme Ta proposé la section fran- 

 caise de la conimission, serait selon moi im obstacle presque 

 insurmontable a Teffectuation de ce plan. 



8:me Question. Quelle forme convient-il de donner au métre 

 International'? 



Il y a deux circonstances essentielles qu'il faut prendre 

 en considération en déterminant la forme de Tétalon; d'abord, 

 celle qui a égard a la raideur de la barre, et ensidte la facilité 

 avec laquelle la température d'un milieu ambiant peut se com- 

 muniquer a toute la masse de la barre. Aucune forme ne 

 remplit ces deux conditions a un aussi haut degré que celle 

 d'un tube fermé aux deux extrémités. Il s'entend de soi- 

 méme qu'un tube pareil doit étre confectionné sans soudure, 

 et on y parvient facilement en employant, comme il a été 

 proposé ci-dessus, la méthode galvanoplastique. Dans mon 

 premier essai pour réaliser cette idée, je couvris ime barre 

 cylindrique dacier de treize millimétres de diamétre, d'une 

 couche de cire de 2,5 millimétres, et j'y fis déposer le cuivre, 

 sous Tinfluence d'un faible courant électrique, jusqua une 

 épaisseur d'un.millimétre. Le tube, ainsi confectionné, avait 

 donc un diamétre extérieur de 20 mm., et Tépaisseur de ses 

 parois comportait 1 mm. Cette méthode, qui réussit d ailleurs 

 parfaitement bien, présentait cependaut Tinconvénient quil fal- 

 lait travailler la surface extérieure du tube a la lime, afin den 

 faire disparaitre les inégalités qui se trouveut toujours au re- 

 vers de cbaque piéce produite par la galvanoplastique. Pour 

 éviter cet inconvénient, je laisserai le cuivre se déposer a la 



