10 WREDE, SUR LE MÉTRE ET LE KILOGRAM.ME. 



"Aiicuue confiance ne peiit étre accordée a la mesiire 

 "d'une barre reposant sur un plan ovi sur toute autre surface 

 "continue. Il est indispensable qu'elle soit placée sur des 

 "rouleaux ou qu'elle soit supportée par des cordons, de ma- 

 ''niére que la dilatation ou la contraction ne soit contrariéc 

 "par aucun frottement appréciable". 



On ne peut guere donner trop d'importance a cette re- 

 marque juste et irréfutable. Dans les möts cités ci-dessus, 

 M. Airy n'a considéré la question que sous un point de vuo 

 mécanique. Mais iL est une autre circonstance, tout aussi 

 importante a prendre en considération, et c'est: qu'il sera ab- 

 solument impossible de déterminer avec une exaetitude suffi- 

 sante la température d'une barre placée sur une surface con- 

 tinue quelconque. A cet efiet, il faut nécessairement que la 

 barre soit entourée de toutes parts par un méme milieu, 

 dont on puisse déterminer exactement la température. Je 

 regarde donc comme absolument nécessaire d'appliquer ces 

 principes au nouveau prototype International. Je vais plus 

 loin encore. Je crois tout a fait indispensable de remettre 

 le metre des arcliives dans les memes conditions favorables 

 en le comparant au nouvel étalon; et je tåclierai de montrer 

 que eela sera trés-facile ä effectuer, malgré la petitesse de 

 son épaisseur. 



La maniére la plus simple et la plus rationnelle de rem- 

 plir ces conditions, est de placer la barre sur deux rouleaux 

 flxés a une distance déterminée Tun de Tautre. Si la barre 

 a assez de raideur pour résister a toute llexion sensible résul- 

 tant de la pesanteur, ce procédé peut étre appliqué sans 

 modilication; mais si elle n'a pas la raideur suffisante, il faut 

 prendre -des précautions pour éviter Tinlluence nuisible qui 

 en résulterait. Je parlerai de ces précautions apres avoir dé- 

 terminé TelFet de la pesanteur sur les deux barres en ques- 

 tion, c. -a-d. le tube de cuivre et le métre des arcliives. 



Bessel a montré le premier que le raccourcissement qu\ine 

 barre subira en étaut supportée en deux points, sera le moin- 

 dre possible, si la distance entré chaque point de support et 

 le bout correspondant de la barre est 0,2203 de la longueur 

 totale de celle-ci. 



Le raccourcissement de la barre dans ce cas sera 



-:(^)--/'- 0,0000836. 



