22 WREDE, SUR LE MÉTRE ET LE KILOGRAMMÉ. 



nable pour, robservatiou, par la vis de rappel A. A chaqiie 

 boiit de Fauge est une vis de rappel liorizontale B qui sert a 

 ajuster le trait longitudinal de Tétalon sous le microscope, et une 

 vis verticale C, destinée a le mettre au foyer. La planche III 

 donne d'une maniere plus claire les détaiis de cet arrangement. 

 Le ressort D tient Tauge pressée contre la vis B. Toutes les 

 mesures se font exclusivement avec la vis micrométrique du 

 microscope de droite, le microscope de gauche ne servant que 

 comme point de repére. Pour mesurer la distance entré deux 

 traits tracés sur une barre a Fessai, on commencera donc par 

 ajuster Tun de ces traits a distance parfaitement égale entré les 

 deux fils du microscope de gauche, en se servant de Tarrangement 

 micrométrique E qui se trouve au milieu de la barre, et dont on 

 voit les détaiis sur la planche III. Pour coraparcr deux métres, 

 dont Fun est a bouts et Fautre a traits, je ne connais aucune 

 méthode préférable a celle proposée par M. Fizeau. l)'aprés 

 cette méthode, on met chacun des plans terminaux du premier 

 en contact avec vme petite surface sphérique, et Fon observe au 

 moyen d"un microscope le point de contact apparent de celle-ci 

 et de son image réfléchie. Par cette méthode, on peut comparer 

 les deux métres exactement de la méme maniere que s'ils étaient 

 tous deux a traits. Son emploi exige cependant que Faxe du 

 microscope fasse lui petit angle avec le plan vertical, ce qui ne 

 peut avoir auciui inconvénient, si les observations se font seule- 

 ment a Fair Si au contraire, les deux métres se trouvent 

 immergés dans de Feau, la réfraction a la surface de celle-ci 

 pourra devenir la cause d'une petite erreur. Pour obvier a cet 

 inconvénient, j'entoure la ]:>artie inférieure du microscope d'un 

 tube fermé a. sa partie inférieure par ime plaque de verre plane. 

 Ce tube glisse sans frottement sur le microscope, contrebalancé 

 par un poids. En enfoncant le boiit de ce tube au-dessous de 

 la surface de Feau, on évite 1 influénce nuisible de Finclinaison 

 du microscope, et en élevant le tube, on donne a Fauge la libeité 

 de passer au-dessous du microscope. 



La planche III est destinée a fairc voir le mécanisme du 

 tracelet et a éclaircir le mode de son emploi. On voit qu'il est 

 immédiatement combiné a la plaque portant le microscope de 

 gauche, et agencé de maniere que le poincon puisse passer libre- 

 ment au-dessous de cehu-ci. Pour se servir du tracelet, il faut 

 commencer par Fajuster. A cet effet, on place sous le micro- 

 scope et a son fover, une plaque de cuivre sur laquelle on trace 



