210 H. Hagen: 



Stellung von 1867, Washington 1869 p. 534. Es heisst darin, dass 

 Spencers Mikroskope alle bis dahin existirenden an resolving power 

 übertroffen hätten, und auch jetzt noch mit den besten neueren 

 Instrumenten Stich halten. 



Robert B. Tolles, gleichfalls ein Amerikaner von Geburt 

 war früher mit Spencer vereint, arbeitete später in Canastota 

 selbständig, und ist seit drei Jahren Superintendent der Boston 

 Optical Works, einer Actien - Gesellschaft, die optische und ähnliche 

 Instrumente verfertigen lässt. Herr Tolles ist zweifdlles ein den- 

 kender Künstler ersten Ranges, jeder lebenden Notorität ebenbürtig. 

 Ich habe theils bei ihm selbst, theils in Boston, Cambridge und 

 Salem eine so beträchtliche Zahl seiner Instrumente prüfen kön- 

 nen, dass hier mein Urtheil auf eigenen Füssen steht. 



Die Gestelle seiner Instrumente haben durchweg dieselbe Form 

 wie die hohen Instrumente von Smith und Beck in London. Ein 

 fester Dreifuss, bei den billigeren Instrumenten von lackirtem Eisen 

 trägt zwischen zwei starken Seitenwänden das umzulegende Rohr, 

 in welchem eine auszuziehende Röhre steckt. Bei den grössten 

 Instrumenten ist die ganze Höhe 20 Zoll, Zahn und Trieb zur grö- 

 beren Einstellung wie gewöhnlich. Die feinere Einstellung wird 

 durch die bekannte Schraube vorn am unteren Ende der Röhre 

 bewerkstelligt. Ein gerader kurzer Hebel greift in eine Röhre, 

 welche unten das Objectiv trägt, und im Hauptrohre durch eine 

 starke Spiral-Drahtfeder festgehalten wird, eine darauf wirkende 

 kurze Schraube, deren Kopf mitunter eine Grad - Eintheilung besitzt, 

 bewirkt die feine Stellung. Zumeist hat dieser Apparat die Fehler, 

 die sich bei Anwendung eines kurzen Hebels und der Nothwendig- 

 keit die Röhre nicht zu fest einzuschleifen, nicht vermeiden lassen. 

 Dass diese Röhre beim Wechselo der Objective überdiess stets et- 

 was verschoben wird , vermehrt den Fehler, der allerdings nur 

 bei Objectiven von starker Kraft wesentlich sichtbar wird. Die Ob- 

 jective werden zumeist eingeschroben , und haben dann stets die 

 Schraubenweite der London microscopical Society, oder sie werden 

 mit einer Art von Bajonett- Verschluss angefügt. Letztere Instru- 

 mente haben dann zumeist noch einen Adapter, einen kurzen Mes- 

 singring oben mit dem Bajonett-Verschluss, unten mit der Society- 

 Schraube, um eben auch alle übrigen Objective nützen zu können. 

 Es lässt sich nicht leugnen, dass die allgemeine Einführung dieser 

 Schraube wesentliche Vortheile liefert. Die auszuziehende innere 



