Ueber die Mikroskope Nordamerikas. 211 



Röhre des grossen Rohres ist bei den theiiren Instrumenten gra- 

 duirt; unten mit einer Schraube für den Amplifier und zur Ein- 

 fügung bildumkehrender Apparate. Die Beleuchtung bewirkt ein 

 Spiegel in gewöhnlicher Art, höher oder niedriger und durch einen 

 Doppelarm seitlich zu stellen. Doch wird häufig zur ganz seitli- 

 chen Beleuchtung ein besonderer stellbarer Spiegel auf eigenem 

 Stativ allein oder in Verbindung mit einer grösseren Sammellinse 

 oder auch letztere allein benutzt. Coudeusor und Blenden, für welche 

 unter dem Stelltische die bekannte stellbare Einrichtung vorhanden 

 ist, habe ich nie anwenden gesehen. Der Stelltisch von 5 Zoll 

 Durchmesser ist rund um seine Axe drehbar, und ausserdem durch 

 vier auf demselben oder darunter stehende Schraubenköpfe nach 

 allen Richtungen verstellbar. Eine vorne gerade abgeschnittene 

 Platte liegt auf der dem Beobachter zugekehrten Seite, und dient 

 als Vorlage für die Objecte, wenn mit zurückgelegten Instrumenten 

 gearbeitet wird. Die Oeffnung im Stelltische ist einen Zoll weit 

 und so abgeschrägt, dass Beleuchtung von unten so seitlich als 

 möglich eingebracht werden kann. Die Bewegung des Steiltisches 

 ist sichtlich zu schwer oder unvollkommen, und die Schrauben auf 

 dem Tische jedenfalls hindernd. Zu noch stärker seitlicher Beleuch- 

 tung bis 90" hat Tolles einen doppelten Stelltisch gefertigt, oder 

 vielmehr einen zweiten unter dem Tische befestigt, der durch die- 

 selben Schrauben mit dem oberen bewegt wird. Das Object wird 

 unter dem Tische von Klemmfedern gehalten, der mittlere Theil 

 des oberen Tisches entfernt, so dass das Objectiv durch die Oeff- 

 nung des Stelltisches hindurchtreten kann. Die doppelte Anzahl der 

 bewegenden Schrauben soll den Vortheil haben, dass bei jeder mög- 

 lichen Drehung des Tisches die Schrauben demselben Finger leicht 

 zugänglich sind. Ich finde sie nicht praktisch. Wohlfeile sogenannte 

 Studenten Mikroskope von Tolles haben eine einfachere Einrichtung. 

 Die Gestelle sind stets von derselben Form, aber kleiner, die grö- 

 bere F^instellung durch Zahn und Trieb, oder einfach mit dem ein- 

 geschliflfenen Tubus, die feinere Einstellung durch eine auf dem 

 Objecttisch stehende Schraube, die dessen obere Platte hebt, oder 

 durch eine Schraube im oberen Ende des Objectivs, das durch Um- 

 drehung des gezahnten Randes gesenkt oder gehoben wird. Die erste 

 Einrichtung ist mangelhaft, die letzte durch einfachere Mittel zu 

 erreichen. Die Gestelle allein kosten 60 bis 250 Doiliir (der Stell- 

 tisch allein 100 Dollar!), je nach der Art und Grösse; die der Stu- 



M. Schultze, Archiv f. mikrosk. .Vnatomie. bd. 6. 14 



