216 H. Hagen: 



caves Glas, in die untere Oeffnung der Auszugsröhre eiüzuschrauben. 

 Die Vergrösserung wird dadurch verdoppelt und das Sehfeld ver- 

 flacht. Unerachtet Tolles selbst seine Wirkung sehr hoch stellt, 

 wird er doch nur sehr selten angewendet. 



Ich habe gegenwärtig eine beträchtliche Anzahl von Tol- 

 les gelieferter Mikroskope gesehen und mehrfach prüfen und 

 studiren können, so dass ich mir ein bestimmtes Urtheil über sie 

 erlauben darf. Es sind darunter neun Instrumente grösster Art, 

 zum Theil in den letzten zwei Jahren geliefert, und ebenso viel so- 

 genannte Studenten-Mikroskope gleichfalls neuester Arbeit. Zur Prü- 

 fung habe ich vorzugsweise Pleurosigma angulatum, Surirella gemma 

 und eine 19bandige Platte von Nobert benutzt. 



Ein Objectiv von V?" zeigte im Gesichtsfelde die ersten 12V8 

 Binden der Tafel Noberts; die 9 ersten gut aufgelöst, die übrigen 

 unaufgelöt. Auch die 13. bis 19. Binde war nur als Binde sichtbar. 

 Ein Objectiv von Vio" mit Ocular C zeigte, wenn die 19. Binde 

 genau in die Mitte des Gesichtsfeldes gebracht wurde, noch 18, 17 

 und die halbe 16. Binde. Die Linien in allen waren fast scharf 

 getrennt, jedoch nicht so, dass ich alle hätte zählen können. Ich 

 konnte in 19. etwa 40 zählen, der Rest lief ineinander. Tolles 

 selbst zählte zwischen 40 und 50. Auch die Binden 16 bis 18 ga- 

 ben die Striche nicht deutlicher. Die früheren meine ich aufgelöst 

 gesehen zu haben. Die Beobachtung wurde mit sehr schief und 

 direct einfallendem Lampenlicht gemacht und von Tolles selber 

 die Einstellung vorgenommen. 



Pleurosigma angulatum gab ein treffliches Bild, mit scharf be- 

 grenzten runden Flecken. Surirella gemma zeigte nur an einzelnen 

 Stellen Längsfelder zwischen den Querlinien, jedoch nicht so deut- 

 lich, noch so regelmässig wie in Hartnack's Zeichnung. Meist 

 waren die Querlinien nur wie gekerbt ; die Längslinien am Aussen- 

 rande waren sehr deutlich. 



Später habe ich bei Tageslicht und zwar nur mittelmässig guter 

 Beleuchtung '/lo" und Vis" geprüft auf Grammatophora subtilissima 

 und Navicula rhomboides. Bei letzterer erschienen die LängsUnien 

 quer getrennt. 



Die schwächeren Objective lieferten verhältnissmässig gute klare 

 Bilder. 



Soweit ich die Microscope von Tolles kenne, liefern sie zu- 

 meist bei Lampenbeleuchtung und sehr schief einfallendem Licht die 



