222 H. Hagen: 



tung, die für Wales Einrichtung angeführt wird, scheint mir bei 

 der Länge der inneren Röhre doch zweifelhaft. 



Wales braucht Flintglas aus England bezogen, und Plate- 

 (Spiegel) Glas für Crown. Die achromatische Correction seiner Lin- 

 sen soll zwischen violett und gelb liegen. Die Objective haben ,ein 

 schönes weisses Licht. Die Centrirung ist trefflich, wie ich durch 

 ein als Ocular benutztes Objectiv mich überzeugte. 



Bei seinen stärksten Objectiven ist die unterste (Front-)Linse 

 einfach, aus Crown-Glas, die mittlere dreifach, die obere doppelt. 

 Ich habe von seinen Objectiven mehrfach Vio, ^k, Vs, Vio, Vis ge- 

 prüft auf P. angulatum, S. gemma, N. rhomboides. 



Das Objectiv von ^/lo ist ausgezeichnet und dem gleichnamigen 

 von Smith und Beck ebenbürtig. Wahrscheinlich wird es also 

 auch nach derselben Formel gearbeitet sein. Die Objective von '/s 

 und Vi5 lösten bei Tageslicht S. gemma nicht so gut auf, als Tolles 

 Vio bei Lampenlicht. Auch für N. rhomboides schien mir \^5 gegen 

 Tolles zurückzustehen, und ein derartiges Objectiv vertrug schiefe 

 Beleuchtung nur mit sichtlichem Verlust der Achromasie. Im 

 Grossen und Ganzen wird man der Wahrheit gerecht werden, wenn 

 man sagt, dass Wales Objective den von Tolles ebenbürtig 

 sind. Die Differenzen werden unbedeutend und bei verschiedenen 

 Objectiven vielleicht zu Gunsten von Wales sein. Mr. Edwards, 

 ein eifriger Verfechter der Objective von Wales, versichert, dass 

 er mit ^^5 neuester Construction bei künstlicher Beleuchtung Sur. 

 gemma in reguläre Hexagone wie P. angulatum aufgelöst habe, 

 genau wie Mr. May all im London Quarterl. Journ. of microsc. Soc. 

 beschreibe. Ich habe dasselbe Objectiv aber nur bei Tageslicht ge- 

 sehen, wobei es nicht mehr leistet, als ich oben angab. Ein Vs 

 zeigte bei Tageslicht und seitlicher Beleuchtung durch ein Glasprisma 

 bei P. angulatum alle drei Systeme von Lienen deutlich, aber 

 stark farbig. 



Auch Wales liefert einen Amplifier in Form eines Meniscus, 

 der nach Rutherfords Form für photographische Zwecke corrigirt ist. 

 Bis jetzt habe ich keine Auskunft über seine Wirkung erhalten 

 können. 



Jos. Zentmayer in Philadelphia 147 South Str., 4. Str., ein 

 Deutscher, früher bei Smith und Beck in London, ist mir nur 

 durch seine ausgezeichneten Stative bekannt. So viel mir bekannt 

 und mehrfach versichert ist, fertigt er keine Gläser. Jedes Gestell, 



