Ueber die Mikroskope Nordamerikas. 223 



welches ich sah, etwa ein Dutzend, hatte Objective und Oculare von 

 Tolles oder Wales oder Smith und Beck. Die Form der Sta- 

 tive ist die von Smith und Beck und Tolles, die Metallarbeit 

 sehr sauber und eigen. Die Einrichtung der gezähnten Stange zur 

 groben Bewegung, wie bei Smith und Beck, ist sehr schön. Selbe 

 liegt auf einem Stahlprisma, das an den Tubus geschroben und in 

 zwei schräge Stahlflächen des Gestelles eingeschliffen. Ein vorragen- 

 der Band dicht hinter der gezähnten Stange greift in eine einge- 

 schliffene Rinne des Gestelles. Durch diese Vorrichtung ist der 

 Tubus augenblicklich aus dem Gestell zu entfernen und genaue Rei- 

 nigung des Ganges möglich. Auch Tolles arbeitet die Gestelle 

 jetzt in derselben Weise. Die feinere Bewegung ist wesentlich besser 

 als bei den Instrumenten von Tolles. Es wirkt nämlich der Hebel 

 hier nicht direkt auf die das Objectiv tragende Röhre, sondern auf 

 eine doppelte Wiege wie beim Schiffscompass, wodurch eine gleich- 

 massigere Bewegung selbst bei den stärksten Objectiven vermittelt 

 wird. Der Stelltisch wird bei den grösseren Instrumenten durch 

 seitliche Schrauben bewegt, ist nach beiden Richtungen graduirt, um 

 seine Axe drehbar und vortrefflich. Der Preis eines solchen Stativs 

 ist 200 Dollar. Ein etwas kleineres Stativ, sein sogenanntes Army 

 Hospital Mikroksop, kostet 150 Dollar und ist gleichfalls trefflich 

 gearbeitet. Der Stelltisch wird sehr einfach durch eine geschliffene 

 Glasplatte gebildet, hinten durch eine starke Klemmfeder auf den 

 Tisch gedrückt. Seine Bewegung ist sehr sanft. Zentmayer soll 

 jährlich etwa 100 Stative liefern; ich habe ein Instrument, Nr. 580 

 bezeichnet, gesehen. Eine ihm eigenthümhche Blende besteht aus 

 zwei nebeneinander liegenden und durch eine Schraube zu bewegen- 

 den Cylindern. Auf ihre Fläche ist eine Rinne angebracht, die sich 

 langsam erweitert, so dass beim Drehen die Grösse der Blende 

 stetig und bequem vermehrt oder vermindert werden kann. 



Herr Clark in Cambridge, seit Jahren bekannt durch die Her- 

 stellung der berühmten astronomischen Instrumente für Cambridge 

 und Chicago, hat auch früher Mikroskope geliefert. Ich habe nur 

 ein etwa 10 Jahre altes gesehen mit 1 Zoll und V4 Zoll Objectiven 

 von untergeordneter Bedeutung. 



H. W. Grunow in New- York ist hier der älteste lebende Ver- 

 fertiger von Mikroskopen. Ich habe von ihm ein grosses etwa 10 

 Jahre altes Instrument gesehen, im Besitz von Prof. Sillimann in 

 New-Haven. Das sehr sauber gearbeitete Stativ hat die Form der 



