230 



Beschreibung eines Mikrotoms. 



lieh zum Schneiden unter dem Mikroskope eingerichtet. Dies Be- 

 dürfniss schien mir für meine Zwecke weniger drängend, als die 

 regelmässige Vorschiebung des gehörig orientirten Objectes unter 

 der Schneide. Ich combinirte den Apparat mit einem verschieb- 

 baren Objecttische, und da auch hierbei gewisse üebelstände sich 

 ergaben, wandte ich mich an die bekannte Werkstätte für die 

 Anfertigung physikalischer Apparate in Genf^). Das Ergebniss 

 der schriftlichen Berathungen mit deren Chef d'Atelier, Herrn 

 Schmidtgen, ist die Herstellung des Apparates gewesen, den 

 die beistehende Abbildung Fig. 1 in halber Grösse wiedergiebt. 

 Fig- 1. Die Bedingungen, die der Ap- 



parat erfüllt, sind folgende: 



1) Sichere Führung der 

 Schneide, trotzdem dass das 

 Messer nicht mit dem Apparate 

 fest verbunden ist. 



2) Leicht berechenbare, 

 parallele Verschiebbarkeit des 

 Objectes unter der Schneide. 



3) Sichere Orientirung 

 des Objectes zur Schnittrich- 

 tung. 



Auf dem Stativ St ruht 

 (in einer Axe A gegen den 

 Horizont drehbar) der Tisch T. 

 Auf ihm gleite, von 2 Schie- 

 nen gefasst, ein Schlitten S, 

 welcher durch eine Mikrome- 

 terschraube vor und rückwärts geschoben werden kann. Ein Zeiger 

 Z zeigt in Millimeterbruchtheilen die Grösse der Verschiebung an. 

 Ein Bügel B sitzt dem Schlitten auf, und dient dazu, um mittelst 

 der herabschraubbaren Platte P einen Guttaperchastreifen (G 

 Fig. 2) [s. folg. S.] zu fixiren. Letzterer bildet die Unterlage des zu 

 schneidenden Objectes 0. Der Tisch ist überragt von einem Stahl- 

 bogen Bg , unter welchem durch die Drehung der Mikrometerschraube 

 das Object durchgeführt werden kann. Der Stahlbogen kann, da er 



1) Societe Genevoise pour ia construction d'instruments de physique. 

 Chemin Gourgas 113, Plainpalais, Geneve. 



