Ein neues Präparir-Mikroskop. 



Von 

 Carl Zeiss 



in Jena.*) 

 Hierzu ein Holzschnitt. 



Das einfache Mikroskop in seiner bisherigen Construction als 

 Doublet, Triplet ist auch in der besten Ausführung mit dem Mangel 

 behaftet, dass bei steigender Vergrösserung der Abstand zwischen 

 Object und unterer Linsenfläche rasch abnimmt; daher das Präpa- 

 riren unter demselben bei über oOfacher Vergrösserung schon sehr 

 behindert, von GOfacher Vergrösserung an so gut wie unmöglich 

 gemacht ist, wozu noch kommt, dass die geringe Höhe der Doublets 

 den Beobachter zu einer sehr unbequemen Kopfhaltung nöthigt. 



Beide Nachtheile sind vollständig beseitigt durch eine neue 

 Linsencombination, bei welcher durch Verbindung eines einfachen, 

 doppelten oder dreifachen achromatischen Objectivsystems mit einer 

 Ocularlinse ein Spielraum der Vergrösserung von 8 — 150 linear in 

 angemessenen Abstufungen, und selbst bei der schärfsten Vergrösse- 

 rung noch ein Objectabstand von 8—9 Mm. erreicht wird, während 

 durch die Länge der Hülse, welche das Ganze bildet, in Verbin- 



*) Dem Wunsche des Herrn Zeiss, obige Anzeige und Beschreibung 

 seines neuen Präparirmikroskopes in diesem Archiv zu veröffentlichen, ent- 

 spreche ich gern, da icü mich von den vorzüglichen Leistungen seiner neuen 

 Linsencombination überzeugt habe, mit Hülfe deren bei 100 — 150 facher Ver- 

 grösserung noch bequem mit Nadeln präparirt werden kann. Das Ocular 

 ist wie bei der Brücke'schen Loupe eine Concavlinse. 



Max Schviltze. 



