12 TIGERSTEDT U. SANTESSON, DIE FILTRATION IM THIERKÖRPER. 
ERSTES KAPITEL. 
Die Versuechsmethode. 
j 
Um Versuche iber die Filtration mit genägender Exact- 
heit ausfähren zu können, miissen die zur Anwendung kom- 
menden Apparate folgenden Anforderungen geniägen: 
1. Der Druck muss innerhalb bestimmter Grenzen ohne 
Schwierigkeit veränderlich, dabei aber bei jedem bestimmten 
Grade constant sein. 
2. Die Membran muss derartig befestigt werden, dass der 
Schluss vollständig sicher ist. 
3. Das Filtrat muss ohne Verlust aufgesammelt und die 
Verdunstung während der ganzen Versuchsdauer vollständig 
vermieden werden. 
Unser Apparat war folgendermassen construirt (Fig. 1—3, 
Daftaul). 
Der constante Druck wurde mittelst einer MARIOTTE'schen 
Flasche, welche einen Liter fasste, hergestellt. Einem starken 
Stativ entlang konnte die Flasche höher oder tiefer gestellt 
werden; der höchste Druckgrad, den wir benutzten, betrug 
1 M. Wasser. Am Stativ war eine Scala eingeritzt, um die 
Höhe des Druckes bequem abzulesen zu gestatten. 
Die Membran wurde horizontal am unteren Ende eines 
10 Cm. langen Glasrohres in folgender Weise befestigt. Am 
unteren Ende dieses Glasrohres (a, Fig. 1) war ein Metall- 
ring (b, Figg. 1 u. 2) festgekittet, welcher die Lichtung des 
Rohres mit ungefähr 1 Cm. iiberragte. Die untere Fläche 
dieses Ringes trug 6 feine, metallene Spitzen (c, Fig. 2). Der 
Ring (b) passte genau in einer entsprechenden Vertiefung einer 
runden, grösseren, metallenen Platte (e, Figg. 1 u. 3) und die 
6 Spitzen in ebensovielen Löchern (g, Fig. 3) ebendaselbst. 
Der Ring b und die Platte e wurden mittelst eines zweiten 
Ringes (h, Figg. 1 u. 2), welcher den Ring b um 1 Cm. iiber- 
"ragte, durch zwei Schrauben gegeneinander gedrickt. Zwischen 
