BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 11. N:o 6. 9 
P, au tube gradué M, et de Fautre, å partir du compensateur, 
au réservoir de verre Q. En certaims endroits ces capillaires 
sont munis de cinq robinets de GEISSLER — Hl, Aj, Mo; kg, Mar — 
fabriqués en verre par M. FRANZ MöLLErR de Bonn et rodés 
d'une exactitude bien connue. Le tube äå mesurer M est 
rempli de mercure dont la hauteur peut se régler soigneusement 
par un mécanisme, appliqué sur le cöté du support. Le réser- 
voir en verre Q est exactement du méme volume que celui 
de platine P ou 111.62 cc. Enfin, les deux systeémes communi- 
quent par le haut au moyen du manométre differentiel BR, fait 
aussi d'un tube de verre capillaire. Il n'est pas soudé aux 
deux systémes capillaires, mais, pour prévenir toute rupture, 
uni par des ligatures hermétiques. 
Les tubes capillaires entre le réservoir P et le manométre 
différentiel R renferment 27.93 gr. de mercure; leur volume 
est aimsi=2.0606 cc; celui des capillaires entre le compensateur 
et le réservoir Q est = 1.9717 cc., correspondant a 26.72 gr. 
de mercure. Le premier volume est å dessein un peu plus 
grand que le dernier, la capsule de platine et la substance 
qw'elle renferme exigeant aussi un petit espace. 
Pendant l'expérience, le réservoir &Q est refroidi par de la 
glace emiettées dans un cylindre en verre; au besoin on fait 
écouler PFeau superflue par la tubulure du cylindre. Le tube 
a mesurer M est muni d'une échelle millimétrique et calibré 
avec la plus grande exactitude å 15.5” C. en pesant, de 10 en 
10 mm., le mercure quw'il contient. Il est entouré d'un cylindre 
en wverre assez large. Pendant Fexpérience on fait couler 
jusqu'au fond un courant d'eau de 15.5” C., assez vite pour 
que le tube M se maintienne toujours ä cette température; au 
haut du cylindre on fait découler I'eau superflue par un siphon. 
Le support de bois, auquel tout I'appareil est fixé comme 
nous Pavons dit, peut étre élevé perpendiculairement au moyen 
d'un mécanisme ad hoc par lequel on peut donner au réservoir 
de platine et au compensateur leur vraie position au milieu 
du tube en porcelaine qu'on chauffe auparavant avec précaution. 
On proteége pendant l'expérience I'appareil, avant tout le tube 
a mesurer et le réservoir 3 glace, par des gardes-feu contre la 
radiation du fourneau. 
