BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 11. N:o 3. 11 
ouvre les robinets us; et u, et on fait le dernier justement 
précis du niveau du mercure au moyen du manomeétre diffé- 
rentiel. Dés que le liquide des deux branches du manométre 
a pris la meme hauteur, on a atteint le point. Le manométre 
étant fort sensible, V'opération exige quelque précaution. C'est 
pourquoi on nN'ouvrera pas les deux robinets u; et u, 3 la fois, 
mais lun aprés PF'autre, jusqu'a ce que le niveau soit å peu 
preés juste. Les changements de niveau qui ont encore lieu 
au manométre sensible montrent bientöt que la température du 
fourneau n'est pas encore constante mais s'€leve lentement. 
Ordinairement il faut abaisser graduellement le niveau du 
mercure pendant 15—30 minutes encore avant que le mano- 
métre indique une température tout-a-fait fixe pendant 3—5 
minutes. On observe donc la hauteur du mercure dans M au 
moyen d'une loupe; le volume correspondant W, inséré dans 
la formule IV, donne immédiatement la température du fourneau. 
On sait que le gaz, a cette détermination de la tempéra- 
ture, n'est pas å la pression atmosphérique ordinaire mais a 
une pression artificielle p, qui dans nos expériences est supé- 
rieure de 27—30 mm. å p,. Il gagit maintenant de réduire 
le gaz ä la pression normale, parceque cette détermination de 
la densité de vapeur doit s'exécuter å la pression ordinaire. 
Dans ce but, on ferme promptement les robinets u, et u,, on 
ouvre uy, on fait tomber le mécanisme jusqu'å ce que le mer- 
cure de M et S soit nettement au niveau, aprés quoi le niveau 
de M obtient sa position exacte selon l'indication du manométre. 
Maintenant, l'appareil est tout préparé pour la détermination 
de la densité de vapeur. On enléve la griffe, la-capsule de 
platine tombe dans le réservoir incandescent et la substance 
y prend P'état de gaz en une ou deux secondes. Mais il est 
indispensable de fermer préalablement le robinet u, et de 
mettre le mercure de M et S au niveau, avant qu'il puisse 
avoir sa position précise au moyen du manométre différentiel. 
La différence entre les deux hauteurs avant et apres I'expérience 
donne, évaluée en centimétres cubes, le volume du gaz chassé. 
La détermination de la densité de vapeur suit aimsi im- 
médiatement celle de la température. En effet, toutes les deux 
s'exécutent dans le temps tres court de 1.5—2 minutes. Gråce 
a Pajustement fort sensible que permet le manométre différen- 
tiel, la valeur trouvée pour la densité est d'une exactitude 
extraordinaire et en cela le nouveau procédé a des avantages 
