BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 7. N:0 8. 5 



uedan skall visas ett betydligt inflytande på ledningsförmågan 

 hos materialet. 



Innan jag öfvergår till en framställning af de resultat, 

 som med denna anordning hafva crliållits, må jag först med- 

 dela den kritik apparaten undergått, i syfte att erhålla känne- 

 dom om tilläfventyrs befintliga felkällor. 



I första rummet synes det vara att frukta, det värme möj- 

 ligen tillkommer genom ledning utefter den öfre apparat- 

 halfvans metalliska bottenring, och derifrån sprider sig upp 

 efter den inre cylinderns väggar, hvilket värme kan komma 

 antingen från luften i rummet eller genom skrufvarne från 

 det undre, upphettade partiet. För att hindra en värmetill- 

 försel på denna väg äro såväl röret som locket på insidan 

 öfverdragne med en beklädnad af kautchuktyg — • regnkapp- 

 tyg — fästad medelst en lösning af kaiitchuk i kloroform, genom 

 hvilken anordnincr åstadkommes, att hela värmcmäns-den i rör- 

 väggen fullständigt upptages af den utanför varande ismassan. 

 Ty särskilda försök hafva visat, att om en iscylinder göres 

 så, att den fullkomligt passar och derför med någon svårighet 

 nedgår i röret, samt ånga af 100° får strömma genom ång- 

 rummet, så är ännu efter 2 timmars förlopp iscylinderns dia- 

 meter icke märkbart förändrad, ^) hvilket ådagalägger, att ingen 

 värmetillförsel egt rum genom rörväggen. 



Vidare skulle man kunna förmoda, att någon värmetill- 

 försel försiggår genom de båda metallrören n och m, hvilka 

 utmynna i det inre rummet. Att så likväl icke kan vara för- 

 hållandet särskildt hvad röret n beträffar, visar sig emellertid 

 deraf, att ifall detta rör ersattes med ett annat af glas, så 

 ändras derigenom icke smältningen eller värmetillförseln, hvilket 

 dock, enär metallen leder cirka 160 gånger bättre än glaset, 

 borde vara fallet, om värme inträngde på denna väg. Att 

 luftcirkulationen i röret ej heller är af någon betydelse har 

 åstadkommits dels genom att gifva detsamma en helt liten 

 diameter och dels genom att tillsluta dess nedre ända med 

 en ventil, som hindrar luftens tillträde till isrummet, hvar- 



') Man finner detta deraf, att om iscylindern lyftes upp från skifvan, 

 så hängrer den qvar hvar som belst i röret genom friktionen mot 

 väggarne, hvilket ej kunde vara fallet, om diametern bllfvit mindre 

 än förut. Den skifva, som vid ett sådant försök skiljer isrummet 

 från ångrummet bör naturligen vara af ett temligen dåligt ledande 

 material t. ex. trä, emedan isen i annat fall inom kort fullständigt 

 smälter i följe af värmetillförseln genom skifvan. 



