18 ANDRÉE, SV. RYGGNADSMATERTALERS VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA. 



ej förr så vid ångans strömmande mot skifvan inträffade, 

 blef det snart nödvändigt att göra sig oberoende af binde- 

 medlets bindande förmåga, för hvilket ändamål anordningen 

 blef modifierad på sätt, som tydliggöres af fig. 2. P och 

 Q äro tvenne metallskifvor af 10 mm. tjocklek och 92 

 mm. diam., hvilkas mot hvarandra vända ytor äro svagt 

 konvexa. Emellan hvar och en af dessa skifvor samt ma- 

 terialet A ligger en packe (40 — 100 st.) stanniolblad t, hvar- 

 jemte tvenne dubbla kautchukringar u hindra värmetillförsel 

 från sidorna; en pappring 9' gör ångtätt kring den undre 

 skifvan, och vid den öfre gör den ena kautchukringen 

 vattentätt. Alla dessa delar sammantryckas stadigt medelst 

 skrufvarne .s, hvarefter afståndet mellan skifvorna uppmätes, 

 hvarvid det erhållna måttet nödvändigtvis blir mindre än 

 summan af materialets och stannlolbladens sammanlagda 

 tjocklek. Derefter viras bomullsremsan x omkring materialet 

 och kautchuken vikes ned, hvarvid den trycker bomullen mot 

 skifvan och dels hindrar laftcirculation närmast densamma 

 dels afstänger värmetillförseln till den smala ring, hvarmed 

 metallskifvau bör (för mätningen) vara större än materialet. 

 Metallskifvornas konvexitet åstadkommer, att tryckningen 

 börjar vid midten och i mån som sammanskrufningen fort- 

 går pressar ut mot kanten den luft, som finnes mellan stanniol- 

 bladeu. Huru fullständigt detta sker kan man finna deraf, 

 att vid anstäldt försök samma resultat erhölls då 124 blad 

 voro mellanlagda, som då dessa voro ersatta af tenn, hvilket 

 blifvit gjutet in mellan materialet och skifvorna och således 

 der bildade en fullkomligt kontinuerlig metallisk ledning. 

 Det är dock af nöden att äfven vid denna metod öfver- 

 klistra skifvan med ett lager stanniol — som bäst fästes med 

 mjölklister — ty materialets yta kan vanligen ej göras 

 så slät, att en tillräcklig intim kontakt med stanniolen före- 

 finnes. 



Det ledningsmotstånd, som metallskifvorna utöfva, or- 

 sakar en lindrig modifikation af den formel, hvarur c till- 

 förenc blifvit beräknad. För ledningen genom de 5af paral- 

 lela ytor begränsade lagren har man lagen 





I I 6., 



_. 4- J + ^ 



