4 JADEIUN, GEODATISCUE LANGENMESSUNG. 



infolge der durch dic Spaimkraft bewirkteii Ausdelinung des 

 Bändes, vuid einc negative (den geradlinigen Abstand zwiselien 

 den beiden Endstrielien der Theilnng verkllrzende), bestehend 

 aus der Läno-endifferenz zwiscben der von dem freihäno-enden 

 Bände gebildeten Ciirvc und deren Chorda. Will man, dass 

 das Band seine normale Länae habe, d. li. dass der oeradliniffe 

 Abstand zwischen den Endstrichen ebenso gross sei wie dann, 

 Avenn man das Band, ohne es zu spännen, anf eine ebene Un- 

 terlage legt, so ist die Spannkraft so zu bestimmen, dass die 

 Summe dieser beiden Correctionen oieich Null ist, öder o-erade 

 ebenso gross wie die Spannung, welche in den beiden Enden 

 des Bändes entstände, wlirde dasselbe frei aiif cine ebene 

 Unterlage gelegt und diese dann, ausser an den beiden be- 

 lestigten Enden, fortgenommen. Der Kraftmesser ^) wlirdc, aul" 

 diese Weise ano-ewandt, also nur die Aiifoabe babeu, die ebene 

 Unterlage zu ersetzen. 



Die zu messende Linie ist besser mit dreibeinioen Stativ en -) 

 als mit Ffälilen abzustecken, indem letztere nicht so bequem 

 sind und aueli nicht so fest stelien wie die ersteren. Auf 

 Felsen öder auf hartem Boden, in den die Stative mit ihren 

 FUsse nicht eindringen können, hängt man, \\m ihrer Stellung 

 die nöthige Festigkeit zu geben, unter ihnen in einer Schlinge 

 einen Stein auf. Mit Zwischenräumen, welche einige Centi- 

 meter kilrzer sind als eine Bandlänge, werden die Stative in 

 die Linie eingestellt und in sie feine Kadeln {n, Fig 1) gesteckt. 

 Der Kraftmesser, an dem einen Ende des Bändes befestigt, 

 wird anoezogen, bis er die vorher bestimmte Kraft anoiebt. 

 imd das Ablesen geschieht (mit Abschätzung nach Zehntel- 

 millimetern) bei der Nadel an der Millimeterseala des Bändes, 

 während der Schlussstrich am andern Ende des Bändes an dit> 

 Nadel des entsprechenden Stativs ohne irgend einen merkbaren 

 I)ruck ano-eleot wird. 



Die Länoe der Linie wird berechnet mit Hinzurechnunii, 

 ausser der Summe der obengenannten Ablesungen, hauptsäch- 

 lich folgender Correctionen: die constante Längencorrection des 

 Bändes (erhalten durch Messung einer vorher in ihrer Länge 



') Gewichte sind bei meinen Versuchen nicht mit Erfolg angewendet worden. 



-) Hierzu eignen sich am besten die Feldmesstative nach alteni Modell, 

 welche nach Entfernung des Oberstiicks mit einem Ilolzcylinder {a, 

 Fig. 1) enden. Letzterer ist vortheilhaft fiir die Einstellung des 

 Htatives in die Linie. 



