HIIIANG 1"1M. K. SV. VKl.-AKAl). IIANDL. BANU 0. N:0 15. Ö 



s;ekaiinten Lmie — der »( -omparationslinic»), die Rcdnction zum 

 liorizontalon .Vbstand (bcstimrnt durch dic Abwäguno- der Stativ- 

 /aplV-n) sovvio schlies^licli die ( 'OiTecttion liir die Temperatur, 

 welclie als der)(>nigen der Luft gleicli angenommen wird. 



Wird die Messiing aiif diese Weisc bewerkstelligt, so ist, 

 wie in der ob(>n erwidmten Abhandhme' bemcrkt worden, zii- 

 vveileii das Wctter hinderlieh. Die Stahlbänder, welche gewöhn- 

 lich IH ^fiUimeter breit siiid, bieten nämlich dem Winde, 

 wenn sie ihm ilire Breitseite zukchren nud eine Lilno-e von 

 20 Meter haben, eme Fläclie von ungefälir ^/\ Quadratmeter 

 dar. Ein stärker Wind bringt^ daher das Band in eine llat- 

 ternde Beweoimg \iud die Aliilimeterscala beweo;t sich länos 

 der Nadel hin und lier, wodurch ein oenanes Ablesen unmöi>- 

 licli wird. Ferner lässt es sich nicht annehmen, dass beim 

 Sonnenscliein die Temperatur des Bändes derjenigen der Luft 

 odcr des Thermometers gleich ist, vveshalb ihre Bestimmuno- 

 höchst unsicher wird. Die Anwendbarkeit der Metliode 

 wiirde sich deshalb nur auf diejenigen FäHe bcschränken, wo 

 dov Himmel bew«'dkt ist und kein odcr nur ein schwacher 

 Wind weht. 



Diesen Mänueln ahzulielfen ist, wie oben sesafft worden, 

 eines der Ziele der Ibrtgesetzten Versuche o-ewesen. 



Die Einwirkuno- des Windes wird verringert theils dadurch, 

 dass man das Band so schmal wie möglich wählt, theils auch 

 dadurcli, dass man die Spannkraft vermchrt. Im ersteren Falle 

 darf aber die Durchschnittsfläche ein sfewisses Minimum nicht 

 unterstcigen, damit die Streckung durch die Spannkraft nicht 

 etwa eine allzu bcträchtliche werde. Demnach ist die Breite 

 zu verringern, die Dicke z\\ vermehren. Ein kreisrunder Durcli- 

 schnitt ist daher der beste, mit anderen Worten: anstått Bän- 

 der sind Metalldrähte anzuwenden. hn zweiten Falle, öder wenn 

 die Spannkraft vermehrt wird, ist die Längencorrection, wie 

 oben angegeben, diircli Messung einer voraus in ihrer Länge 

 gekannten Linie und durch Anwenduno- einer oleich m-os- 

 sen Kraft zu bestimmen. Ausserdem ist in Fallen, wo das 

 I>and nicht in seiner o-anzen Länoe ausoeleöt wird, die zu 

 benutzende Spannkraft am besten so zu })estimmen, dass die 

 fjängencorrection der Jjänge proportional ist. 



Um die Temperatur unter allén Vcrhältnissen sicher be- 

 stimmen zu können, scheint es keinen anderen Ausweo- zu neben, 

 als zAvei ^letalldrähte mit verschiedeuen Ansdehnungscoefficien- 



