

20 JAUERIN, GEODÄTISCHE LÄNGENMESSUNG. 



Kraftmessers befestigten, ihm zugehörigen Theile {b imcl c) Å 

 addirt. Man findet ubrigens leiclit, dass, wenn p das ganze 

 Gevvicht des Kraftmessers, y die oben erwähnte Differeuz, x die 

 CorrectioB bei 0"^^ in horizontaler lliclitnng, a die Ablesung am 

 Kraftmesser, wenn derselbe vertical und ohne Belastuno- aufffe- 

 hängt, lind a die Ablesung bezeichnet, wenn der Kraftmesser 

 verkehrt am Carabinerhaken c aufgehängt ist, so ist 



und y 



(14) 



Hier iinten sind die zur näheren Beschreibuno- der Kraft 



messer erforderlichen Zahlen mitgetheilt: 



o 



Der alte Der neue 

 Kraftm. Kraftm. 



Die Differenz in der Angabe fiir verticale und ^ ^ 



horizontale Lage O.iis O.ise 



Der Diameter des zii einer Spirale ge bogenen ^^ 



Stahldrahtes — d 2.25 2.62 



Der äussere Diameter der Spirale 20.5 26. o 



» innere » » » 16. o 20.8 



Also der mittlere Halbmesser der Spirale = R.. 9.i 11.4 



Federung bei 1 Kilogr. Belastung = / 8.34 10.14 



Die Anzahl der Umläufe in der Spirale = h 42 89.5 



Man hat hier 



/='^-|?, (14, a) 



wc fiAr Stahl k etwa O.0073 beträot. 



Die Scalen an den beiden Kraftmessern sind in Zehntel- 

 kilogram getheilt und verstatten eine Ablesung der Hundertel 

 durch Abschätzung mit den Aiigen. 



Wenn bei der Messimg sowohl auf der Comparationslinie 

 wie auch auf der Arbeitslinie derselbe Kraftmesser angewandt 

 wlirde und derselbe etwas fehlerhaft wäre, so wiirden seine 

 Correctionen dennoch keinen Einfluss auf die Ergebnisse der 

 Messungen ausliben, denn eine constante Correction beim 

 Kraftmesser äussert sich auf gleiche Weise bei den Drähten, 

 und eine Veränderung mit der Temperatur bei dem ersteren 

 fällt mit der durch Messungen auf der Comparationslinie be- 



