BIUANG TILL K. SV. VET.-AKAU. UANUL. BAND 9. K:0 15. 25 



Iblgendcr Zusammenstcllung zu orsohcn sein, in welchcr A, B, 

 C, J) dic Länge der vier Messtangen und A^ dicjenige der 

 Normale bci lo' Réaum. öder 11)°. 2 5 (\']s. bezeiclmen: 



]\Iittel — O .0226 — O .0589 — <> .1865 — O .17 11 



Vor den Coniparationcn in Norwegen wurden von den 

 Endfläclien der Messtangen Kdstfiecke entfernt, wodurch die 

 Länge der Stången etwas geringer geworden sein muss. Dessen- 

 uncroachtet war die Länge der Stanoe B seit der vorherigen 

 Comparation bedeutend geivachsen, verminderte sicli dann aber 

 wieder um niclit weniger als O^^^^.ss, was eine Veränderung 

 höclist bedeutender Art ist. Aueh die Yerändeningen der ubrigeu 

 Stangen sind niclit unbedeutend. Ich liabe diese Comparationen 

 anwfUhrt, um damit das oerinoe Gewicht zvi motiviren, welclies 

 ich der im April 1882 ausgeflllirtcn Messung der Coraparations- 

 linie beilege, Avelche Messung, obsclion das Ergebniss derselben 

 sclir nalie mit dcmjenigen der im November 1883 vorgenominenen 

 ubereinstimmt, aus den im Foloenden anoeflilirten Grunden 

 oftenbar fehlerliaft ist. 



Die beiden Comparationen zwischen den Messtangen und 

 der Normalstanoe, welche im November 188o auso-efulirt wur- 

 den, tresclialicn unmittelbar vor und nach der Messuno- der 

 100-meterlinie. Ausserdem wurde am '2o. Nov. 1888 die zum 

 Apparate gehörige Normale (die obcu erwälinte, sogenannte 

 Reisenormale) mit der stets in Stockliolm belindlichen (Pul- 

 kowa-) Normale P vergliclieu, wobei die Längendiilerenz 



A' — P = — O""'". 0626 



öder fast genau ebenso viel betrug, wie die bei frlilieren Com- 

 parationen erhaltenen Werthe. Bei der Berechnung der Länge 

 der Linie wurden die in Norwegen 1882 und 1883 neubestimm- 

 ten Correctionen fur die Thermometer verwelirtet, welche mir, 

 nebst anderen Angaben, freundlichst von dom Oberstlieutenant 

 W. IL^FFNER mitoetheilt worden waren. 



