4 AXEL HAMBERG, HYDROGRAFISK-KEMISKA IAKTTAGELSER. 



skyddade mot vattnets trvek. En inycket fin Geisslersk normal- 

 termometer tjeuade att kontrollera dessa. 



Oaktadt Casella-termometrarna väl äro de lätthandterligäste 

 och vigaste af de två ofvannämnde slagen af djupvattenster- 

 mometrar, kommo de likväl för mig till en mycket inskränktare 

 användning än NegrettiZambra-termometrarne på grund af de 

 egendomliga temperaturförhållandena i de trakter, som expedi- 

 tionen besökte. Mångenstädes hade det varit mia^ omöiliort 

 att utröna den sanna värmefördelningen utan de förträffliga 

 omvändningstermometrarne. 



Negretti och Zambras instrument synes mig i och för sig 

 vara utmärkt, men den metod, som oftast användes att åstad- 

 komma ömvändningen, har dock sina felkällor — såsom ju 

 redan af flera blifvit påpekadt. Förutom det att den träklots, 

 i hvilken termometern sitter efter något användande förlorar 

 sin flytkraft och blir oduglig, fordrar metoden äfven, att upp- 

 halnino-en af termometerlinan ei afbrvtes. För att undvika 

 dessa svåris-heter hade iao- låtit söra en särskild ömvändnings- 

 appai'at. Den finnes afbildad på taflan I och var sammansatt 

 på följande sätt. 



A är en ihålig stålcylinder med 8 mm. tjocka väggar, 

 hvilken vid b kan skrufvas isär. Beröringsytan vid b mellan 

 de två olika delarne af cylindern är väl slipad och försedd 

 med kautschukpackning. I den ena ändan af A är fäst en 

 messinosskifva B af den form, som flo-. 2 visar. Genom axlarne 

 vid a ledar cylindern uti metallramen C, hvilken i sin öfre 

 ända är försedd med en ögla. Axlarnes flistpunkt på A är 

 sådan, att den del af A, som bär B, väger åtminstone några 

 hundra gram mer än den motsatta delen. Genom ställskrufven 

 D åstadkommes, att, då messingskifvan B är riktad uppåt, A 

 alltid måste intaga en sned ställning mot C. Då B är vänd 

 nedåt, äro A och C i det närmaste parallela. 



När apparaten skall begagnas, skrufvas A i sär, och om- 

 vändningstermometern nedföres med sin toppända åt B till. 

 Derefter nedhälles en så stor mängd qvicksilfver, att denna 

 jemte termometerkulans qvicksilfver är fullt i stånd att upp- 

 väga den öfvervigt, som den med B försedda ändan äger. 

 Apparaten tillskrufvas och är färdig till användning. 



Under nedfirnino-en i hafvet håller vattnet metallskifvan B 

 uppåt, dermed äfven den inneslutna termometern i upprat 

 ställning och termometerkulan omgifven af qvicksilfver. När 



