BIHAXG TILI, K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND J). X:0 16. 5 



man deremot börjav uppdraga apparaten, väuder sig A, ter- 

 mometern i'Ai- sin omvända ställning, och det tillsatta qvick- 

 silfret rinner ned mot B. 



Af det nu sao-da samt af fig^. 1 och 3 inses lätt, att det 

 fordras en mycket mindre kraft att erhålla ställningen 3 af 

 ställninofen 1 än tvärt om. I det ena fallet har vattnet oenom 

 metallskifvans sneda ställning och cylinderns nästan indiffereuta 

 läge en stor yta att verka på samt föga tyngd att öfvervinna, 

 i det andra en obetydlig yta och (iere hundra gram att lyfta. 



Om under nedhrningen apparaten af någon anledning skulle 

 hafva vändt sig, så är likväl den hastighet, hvarmed lodet 

 siunker, tillräcklio; att cföra denna vändnino- om intet. När 

 apparaten träffat bottnen eller uppnått den punkt, till hvilken 

 den skulle sänkas, så vänder den sig i de flesta fall genast, 

 och, då man ej arbetar pä så stora djup, att termometern hinner 

 följa med i temperaturvexlingarna, så måste man derföre låta 

 termometern accommodera sig derpå hissa upp den några meter 

 och sedan plötsligt fira ned den lika många för att erhålla en 

 ny och riktig bestämning af temperaturen på den punkt, som 

 undersökes. Under upphalningen har termometern en ganska 

 säker ställning, och, om det ej är alltför stark sjögång, kan 

 upphalningen trygt afbrytas, utan att man behöfver befara 

 någon ny vändning. Jag var derför ofta i tillfälle att på olika 

 djup samtidigt hafva i bruk två Xegretti-Zambra-termometrar, 

 om iao- till den öfre använde den vanliga träklotsen med hao-el- 

 rännan, men den här beskrifna omvändningsapparaten till den 

 undre. 



Den tjocka stålcylindern A minskar i mycket ringa grad 

 känslio-heteu hos den inneliwcrande termometern, som »enom 

 qvicksilfver står i omedelbar beröring med stålet. Termo- 

 metrarne äro uti denna apparat säkert skyddade mot vattnets 

 tryck, och till och med sådana, på hvilka det yttre glaset är 

 sönder, kunna användas. Apparaten är otvifvelaktigt en mycket 

 bättre omvändningsapparat än den allmänt använda träklotsen 

 med hao-elrännau. Likväl måste iaaj medcrifva, att en omvänd- 

 ning, som åstadkommes med propeller, måste vara ännu säkrare. 



För att erhålla material till den kemiska undcrsökninsreu 

 af djupvatten hade jag till mitt förfogande tvänne vatten- 

 hämtare, båda af F. L. Ekmans konstruktion. Den ena af 



