136 (14Ì 



Allegato 11° 



Ricerche per l' esplorazione dell'alta atmosfera. 



Norme ed istruzioni per T uso del nefoscopio di L. Besson. 



Il nefoscopio di Besson consiste essenzialmente di un' asta A A' 

 girevole in un piano orizzontale intorno ad un asse verticale B B' . 

 L'asta porta un certo numero di punte tutte di ugual lunghezza di- 

 sposte verticalmente alla medetiima distanza tra loro. Tanto l'asta 

 orizzontale, come 1' asse verticale sono rigidamente connessi tra loro 

 in modo che facendo ruotare questo, quello ne segue il movimento ; 

 ogni cosa è poi sorretta da un robusto regolo di legno verticale C C 

 fisso al suolo, senza però che ne venga ostacolato il movimento 

 rotatorio. 



Per utilizzare questa specie di rastrello nelle osservazioni delle 

 nubi si procede nel modo seguente : 



Si fa corrispondere la punta centrale del rastrello con un punto 

 ben distinto della nube, che si vuol esaminare, e poi sempre re- 

 stando fermo 1' osservatore, si segue coli' occhio il movimento della 

 nube stessa e contemporaneamente si fa girare il rastrello in modo 

 che nel suo cammino la nube ne sfiori successivamente le varie 

 punte, dalla centrale alle terminali. Allora il movimento della nube 

 si compie nella stessa direzione secondo cui si dispone il rastrello 

 e basterà determinare 1' orientazione di questo per avere quello. 

 Ora r orientazione del rastrello è data da un disco orizzontale i), 

 su cui è incisa la rosa dei venti, fissato al regolo di legno ; sopra 

 questo disco ruota insieme all'asse verticale, a cui è unito, un indice 

 disposto nella stessa direzione del bastone orizzontale del rastrello. 

 Il disco è precedentemente orientato in modo che basta leggere la 

 posizione dell' indice per avere la direzione secondo cui la nube si 



