196 (14) 



r ascensione verso mezzogiorno ; nel pomeriggio si fa un terzo lancio 

 di minore durata cominciandolo alle 14 per terminarlo verso le 16. 



Prima di ogni lancio si fanno accurate osservazioni meteorolo- 

 giche usando strumenti che si trovano nella torretta stessa, e, tanto 

 durante la salita, come durante la discesa dei cervi, si osservano a 

 brevi intervalli di tempo e si notano in un apposito registro : la 

 lunghezza del filo svolto, 1' azimut (cioè la direzione del filo), la ve- 

 locità con cui esso si svolge o si avvolge, le temperature segnate 

 dai due termometri uno asciutto, 1' altro bagnato, e 1' angolo formato 

 dal filo con 1' orizzonte ; quest' ultima grandezza si osserva con suf- 

 ficiente approssimazione mediante un apparecchio molto semplice 

 consistente in una lamina metallica a forma di quadrante, uno dei 

 lati si prolunga in un manubrio e porta due mirini, intorno ad un 

 asse passante per il centro del quadrante ruota un pendolino il 

 quale mantenendosi verticale segna 1' angolo di cui s' inclina la linea 

 dei due mirini quando si osserva il cervo volante ; queste misure 

 dell' inclinazione sono importanti non solo perchè, conoscendo la 

 lunghezza del filo, col loro mezzo si determina 1' altezza del cervo 

 volante che porta il meteorografo, ma sono anche necessarie per 

 poter correggere i dati dell' anemometro, come dirò parlando dello 

 spoglio dei diagrammi. 



I meteorografi usati per lanci di cervi volanti sono del tipo 

 Marvin, fabbricati nell' officina meccanica dell' osservatorio stesso, 

 hanno barometro olosterico, termografo a lamina bimetallica, igro- 

 grafo a capello ed anemometro Assmann eguale a quello usato a 

 Friedrichshafen. Intorno al tamburo si avvolge una striscia di carta 

 sulla quale le pennine scrivono con inchiostro non essendo necessario 

 usare carta affumicata poiché gli strumenti subiscono una ventilazione 

 abbondante e non raggiungono altezze molto grandi. 



A Lindenberg, come negli altri Istituti aerologici si pone molta 

 cura nel campionamento dei meteorografi. 



Un tempo si usava un apparecchio che permetteva di sottoporre 

 i meteorografi a variazioni simultanee di pressione e di temperatura; 

 questo apparecchio chiamato Kdltkammer è attualmente abbandonato 

 e si procede, in modo assai più semplice, separatamente alla calibra- 

 zione delle singole parti del meteorografo. 



Caricato l' orologio del meteorografo, questo vien posto dap- 

 prima sotto la campaaa di una macchina pneumatica e si estrae 

 r aria arrestando di tanto in tanto il funzionamento della pompa 

 per fare la lettura del manometro, avendo cura di attendere qualche 



