(15) 197 



minuto affinchè 1' aria rimasta sotto la campana, raffreddatasi in 

 seguito alla dilatazione adiabatica, assuma di nuovo la temperatura 

 ambiente, ciò che si può verificare dal tracciato del barografo ; si 

 procede così fino a raggiungere la pressione minima che lo strumento 

 può segnare ; allora si ha un diagramma costituito da una serie di 

 gradini ciascuno dei quali corrisponde ad una pressione Ietta del 

 manometro. 



La macchina pneumatica in uso a Lindenberg è ad azione cen- 

 trifuga ed è messa in moto da un motorino elettrico. 



Per la calibrazione del termografo si fa uso di una cassetta 

 metallica a doppia parete che viene riempita di alcool ; vi si versa 

 quindi dell' anidride carbonica solida e si immergono nella soluzione 

 la parte sensibile del termografo e le cassette del barografo, e si 

 ottiene così il doppio risultato di calibrare il termografo e di deter- 

 minare il coefficiente di temperatura del barografo. 



Il campionamento dell' igrografo è un' operazione semplicissima, 

 bastando esporre lo strumento a diversi gradi di umidità e confron- 

 tarlo con un psicrometro. 



Infine, per procedere alla calibrazione dell' anemometro, si usa 

 un ventilatore il quale può produrre correnti d' aria di diversa velo- 

 cità ; esponendo al vento artificiale lo strumento assieme ad un 

 anemometro campione, si può eseguire facilmente il confronto. 



Compiuta la calibrazione delle diverse parti del meteorografo, 

 si traccia su carta millimetrata una rappresentazione grafica dei 

 valori segnati dai singoli strumenti, prendendo per il barografo ed 

 il termografo come ascisse rispettivamente i valori della pressione 

 e della temperatura e come ordinate le corrispondenti distanze 

 (in mm.) delle pennino dalla rispettiva linea fondamentale che è 

 segnata su ogni diagramma ; le linee che uniscono i punti indivi- 

 duati sono generalmente rette o curve a piccolissima curvatura. 



In modo analogo si procede per l'igrografo, per l'anemometro 

 si prendono come ascisse le velocità del vento in m. al secondo e 

 come ordinate il numero di contatti segnati in 10 minuti sulla carta. 



Per procedere allo spoglio dei diagrammi si usa il metodo 

 seguente : alla fine di ogni ascensione, con una pennina di lun- 

 ghezza eguale a quella delle pennine registratrici, facendola ruotare 

 intorno al pernio di queste ultime, si tracciano sul diagramma degli 

 archi di cerchio, mediante i quali si determinano i punti delle curve 

 che sono stati segnati nel medesimo istante. 



Generalmente dai diagrammi si ricavano i valori degli elementi 



