(15) 15 



di acqua esef^uendo Holtanto determinazioni volumetriche. Se imma- 

 giniamo di CHC^uirc una titoia/.ione di cloro au un campione di acqua 

 marina col metodo di Mohr prcndendont! una (|uantità di CHua mi- 

 surata con una pipetta, e di ripetere la htesHa operazione nelle iden- 

 tiche condizioni, colla stesHa pipetta, buretta o soluzione di AgNO» 

 su un campione di acqua di mare {la coni detta acqua normale) di 

 cui sia determinato per pcHata il contenuto in cloro per "/oo o sia 

 nota la densità, h\ ottiene un mezzo che Herve di aiuto per deter- 

 minare la quantità di cloro espressa per "/oo in peso contenuta ned 

 primo campione. 



Non è qui il caso di riportare il lavoro che lo Knudsen fece 

 per calcolare le tabelle {titrirtahelle) (1) che danno le correzioni da 

 aggiungere al dato volumetrico di cloro ottenuto nella titolazione 

 per avere il dato in jìcso per mille. Descrivcirò invece la tecnica 

 d(d metodo stiisso. 



Jja buretta che si usa nelle titolazioni col metodo di KnudHeii 

 è graduata in moiio che I unità corrÌHpond(! a un doppio C(!nti- 

 nietro cubo; ogni unità è divisa in li20. Ter eliminare l'inconve- 

 niente di avere burette troppo lunghe, la parte superiore di essa 

 ò rigorifiiila u l'orina di palla: la messa a zero della buretta è au- 

 tomatica. 



La jji/ietla ò a riempimento automatico, il ch<! si ottiene con 

 opportuno rubinetto a due vie. Resta così garantito di prendere 

 ogni volta la stessa quantità di acqua: la capacità della pipetta 

 è di 15 cmc. Hi comprende benissimo che tanto la graduazione 

 della biir(;tta, quanto la capacità della pipetta possono essere va- 

 riate; è solo condizione necessaria che tanto nella titolazione del- 

 l'acqua normale quanto in quella dei saggi d'acf|ua si usino sempre 

 gli stessi strumenti. 



Ij acqua normale ò acqua di mare il di i!ui contenuto in cloro 

 per chilo è esattamente conosciuto. Esso non deve variare di -♦- 0,05 

 dal valore 19,^80 (2) clie fu preso come base per il calcolo d(dle 

 tabelle per la titolazione. Essa viene conservata generalmente in 

 fiale di vetro di Jena saldate alla lampada della capacità di ca. 

 gr. 250. 



La soluzione di Ag NO» è al 37.3 "/(,(, circa. 



La soluzione di KtCrOi al 10 "j». 



(1) M. KnudHcii, \VÌ8sonH(;haftli(;lie MeercsuTitersuetiurigen ecc. pag. 158. 



(2) Vedi Knuiiscn I. e. pag. 163. 



