(11) 11 



m. 100 m. 1000 



m. 250 fondo 



tn. 500 



m. 750 

 e saranno intensificate nello strato di salto. Sempre quando fra l'os- 

 servazione ad una profondità e quella ad un' altra profondità suc- 

 cessiva viene osservata una differenza di 2", sarà eseguita almeno 

 una osservazione intermedia. 



Nel tempo in profondità non superiori ai 150 metri si esegui- 

 ranno stazioni fisse, in cui con la nave o l' imbarcazione ancorata 

 per 24 o piìi ore si ripeteranno ogni tre ore le osservazioni alle 

 profondità normali prima indicate colle stesse avvertenze. Sempre 

 sarà ripetuta 1' osservazione alla stessa ora dell'inizio. 



In casi particolari quando si debbano seguire fenomeni di ca- 

 rattere straordinario, si eseguiranno stazioni fisse per un numero di 

 ore maggiore, ed eventualmente le osservazioni saranno eseguite ad 

 intervalli di tempo più brevi. 



■(■) Correzione delle osservazioni e faratiira degli stninienfi — 

 Si correggerà sempre la profondità in base all'inclinazione del filo. 



I termometri saranno regolarmente campionati prima e dopo 

 ciascuna crociera. 



Con particolare cura sarà osservato dopo ciascuna osservazione 

 se non sia rimasto del mercurio (ciò che si verifica con una certa 

 frequenza) nel serbatoio terminale. L' osservazione fatta in tali con- 

 dizioni è errata e bisogna perciò con piccoli colpi far cadere il mer- 

 curio rimasto. Se ciò non si ottiene bisogna scartare il termometro 

 finche non sia rimesso in condizioni normali con una serie di raf- 

 freddamenti e riscaldamenti. 



Sarà introdotta nei dati del termometro a rovesciamento la cor- 

 rezione per la temperatura indicata dal termometro sussidiario, usando 

 le apposite tabelle calcolate a tale scopo (1). 



b) — Densità dell'acqua. 



a) Strumenti. — Bottiglie per la presa di saggi d'acqua: 

 Tipo Richard per piccole quantità d' acqua. — Tipo Pettersson per 

 quantità maggiori. 



(Ij Meuioiia N. ? del R. Comitato talassografico italiano: // termometro 

 a rovesciamento Richter e tavole j}er la sua correzione. 



