73 



.1. Thoulet. — Planimetrie de la curie bathi/uu'lriqnc f/éiie'rale des 

 Océans. — N. 360 del Bull. Inst. Ooéanogr. de Monaco. 



Allo scopo di rendere agevoli i calcoli di date aree, sulle carte hati- 

 inetriclie degli oceani, proposte dal Thoulet al congresso geografico di Ber- 

 lino nel 1899 e pubblicate grazie alla munificenza del Principe di Monaco, 

 il Thoulet presenta una tabella di fattori di riduzione per determinare, 

 note le coordinate geografiche, la vera grandezza delle aree rappresentate 

 nelle carte. Queste, come tutte quelle marine, sono in proiezione di Mer- 

 cator, e perciò le dimensioni superficiali sono fortemente alterate. I/C tabelle 

 del Thoulet rendono quindi facili e rapide le valutazioni numeriche, con 

 approssimazioni non minori di quelle proprie dei valori delle varie gran- 

 dezze, che, nello studio fisico dei mari, possono venire rappresentate sulle 

 carte marine. 



Yves Delage. — Le mésorhéomètre et la mentire des courants jìéhuji- 

 qites entre la surface et le fund. — Bull. Inst. Océan. Monaco, N. 338. 



Il Delage, che già aveva ideato e usato un altro apparecchio per mi- 

 sure di correnti, denominato batireomctro, adatto per correnti di fondo, 

 propone ora un altro tipo di stiumcnto adatto per correnti intermedie tra 

 fondo e superficie. 



Il principio dello strumento è semplice. Si suppone che un filo fine 

 d'acciaio, al quale è sospeso un conveniente corpo voluminoso e pesante 

 immerso nel punto in cui si vuol misurare la corrente, resti rettilineo, 

 anche ((uando è spostato dalla corrente, e faccia colla vei'ticale un angolo oc. 

 L' angolo è misurato sopra un ottante graduato, legato al filo fuori dell' acqua 

 e disposto in guisa che il filo scorra lungo un raggio, f^a lettura della gra- 

 duazione è fatta non in corrispondenza della posizione di un filo a piombo, 

 ma di una pallina d'acciaio libera di rotolare nell'interno di un tubo di 

 vetro, pieno di olio di vaselina e incurvato lungo l'orlo dell'ottante. In 

 questo particolare sta la novità dello strumento. Le vibrazioni del filo a 

 piombo, che renderebbero la lettura incerta, sono evitate, perchè in un 

 rapido moto attorno al punto più basso la pallina non si sposta. 



Supponendo una certa legge di resistenza e tenendo conto del peso e 

 della superficie resistente del grave si calcola la velocità in funzione di a. 



L'Autore non si preoccupa di studiare se il filo assuma realmente la 

 forma rettilinea e non invece cicloidale, come deve inevitabilmente avve- 

 nire, in modo sensibile, a profondità notevoli, nel qual caso 1' angolo misu- 

 rato a riesce minore del vero. 



Così pure l'Autore tace sopra eventuali controlli sperimentali dell'ap- 

 parecchio. 



Riferisce invece alcune determinazioni di velocità, fatte per profondità 

 via via crescenti o decrescenti, nella bassa di Astan, a tre miglia dalla 

 costa, in condizioni rapidamente variabili delle correnti di marea. La ricerca 

 è veramente interessante, per quanto insufficiente, data la difficoltà di se- 

 parare le correnti di marea con una sola serie di ricerche. La discussione 

 dei risultati non riesce però molto persuasiva. Come pure sembra esube- 

 rante trovare calcoli spinti al centesimo di centimetro, quando gli errori 

 probabili sono almeno dell'ordine stesso del centimetro. 



