Ueber ein neues Verfahren etc. 451 



Wendung- allmählich gT()Ssercr Beleiichtnng-s- Kegel mehr und 

 mehr mit den peripheren Zonen des Objektivs arbeiten, während 

 in gleichem Vcrhältniss die centrale Zone unwirksam wird. Die 

 Ursache ist oilfenbar. Denken wir uns ein Objektiv, dessen 

 Hinterlinse einen Durehmesser von 8 mm habe, beispielsweise in 

 vier Zonen gethcilt durch Kreise von je 1, 2, o, 4 mm Radius, 

 so entsprechen diesen Lichtstärken Zonen, die sich verhalten wie 

 2^, 42 — 22, 62 — 42, 82-62, 

 oder 1, 3, 5, 7, etc. 



Nun ist es leicht verständlich, dass wir bei der Einstel- 

 lung das Objektiv unwillkürlich für diejenige Zone reguliren, der 

 die grösste Lichtstärke entspricht, d. h, diejenige, durch welche 

 die grösste Zahl der Licht-Strahlen in das Auge gelangt. Ver- 

 wenden wir einen Beleuchtungs-Kegel von gleicher Apertur, wie 

 die Apertur des Objektivs, so ist anzunehmen, dass jeder Theil 

 der ganzen Hinterfläche des Objektivs eine annährend gleiche 

 Menge direkten, wie eine gleiche Menge gebeugten und gebro- 

 chenen Lichtes empfängt, folglich, da durch die Randzone des 

 Objektivs das meiste Licht geht, so wird das Licht der anderen 

 Zonen in mehr oder weniger bedeutendem Grade überflutet. Auf 

 der photographischen Platte tritt natürlich dieselbe Wirkung 

 hervor. Das praktische Resultat scheint zu sein, dass wir das 

 Objektiv auf diejenige äusserste Zone einstellen, welche direktes 

 Licht vom Condensor empfängt, und dies erklärt wohl theilweise, 

 warum nur wenige Objektive stärkerer Systeme die Anwendung 

 voller Licht-Kegel erlauben. 



Wir sind hier etAvas vom Haupt- Gegenstand abgewichen. 

 Betrachten wir nun die Methode optischer Färbung, die bei 

 schwachem Systemen anwendbar ist. Diese ist, wie schon er- 

 wähnt, eine Erweiterung gewöhnlicher Dunkelfeld-Beleuchtung. 



Wir legen die Farben-Blendungen in den Diaphragmen- 

 Träger des Condensors. Die Farben-Blendungen sind denen 

 ähnlich, die oberhalb des Objektivs verwendet wurden, nur 

 grösser, und in diesem Falle muss der centrale Theil der Blen- 

 dung, den wir etwa blau wählen wollen, genügend gross sein, 

 dass der durchgelassene Licht- Kegel vollständig die Apertur 

 des Objektivs anfüllt (Tafel XXHI, Fig. 3). Der rothe Umkreis 

 sollte die volle Apertur des Condensors decken. Verwenden 

 wir nun einen Licht-Kegel so gross, als der Condensor erlaubt, 



