16 SILJESTRÖM, OM GASERNAS ELASTICITET. 
I 
anförts kunde jag hafva inskränkt mig till att blott jemföra 
densamma med det nyss beskrifna normalinstrumentet; emel: 
lertid har jag ansett det ej sakna intresse att genom direkt 
undersökning öfvertyga mig om instrumentets beskaffenhet 
Såsom förut nämnts, har jag funnit qvicksilfrets specifika vig 
= 13,5825. Detta föranleder en korrektion, vid jemförelse 
med normalbarometern, af — 0,755. Skalan har jag jemfört 
med en Kongl. Vetenskaps-Akademien tillhörig etalon-skals 
af Gambey och funnit densamma, hvad sjelfva delningen be 
träffar, fullt rigtig, under det, vid tillfället för den nedan 
nämnda jemförelsen med normalinstrumentet, nollpunktens läge 
mm 
tarfvade en korrektion af + 4,432. 
Komparation mellan båda instrumenterna, sedan de an- 
tagit, så vidt det varit möjligt att åstadkomma, samma tem- 
peratur, gaf följande resultat: ; 
t 1 mm 
Normalbarometern: 28 4,04 eller 767,138; 
mm 
Ådermans barometer, direkt afläsning: 763,5. ; 
Om till sistnämnda tal läggas de förut uppgifna korrekt 
tionerna — 0,755 och + 4,432, så erhålles barometerhöjden 
enligt Ådermanska instrumentet = 767,177, hvilket resultat 
endast med 0,039 skiljer sig från normalinstrumentets angif- 
velse d. v. s. med en qvantitet, som faller inom de möjliga 
Vid föregående jemförelser har enahanda resultat erhållits, 
mm 
äfvenledes med mindre differenser än 0,1. Denna öfverens- 
stämmelse mellan två barometrar, som hvar för sig blifvit 
sjelfständigt undersökta i afseende på alla de omständigheter, 
hvarpå resultatets noggrannhet beror (då lufttomheten kan, 
hvad dessa instrumenter beträffar, anses såsom absolut), torde 
berättiga till det antagandet att de verkligen inom de här 
uppgifna gränser angifva det absoluta lufttrycket, och att jag, 
under iakttagande af behöriga korrektioner, bordt kunna för- 
lita mig. på den barometer jag användt. (Hvad härvidlag sär- 
skilt angår korrektion för qvicksilfrets specifika vigt, erinras 
om hvad förut 1 det afseendet blifvit anfördt). 
$ 8. 
Manometern GH utgöres af ett sifonformigt glasrör af 
ungefär 4,8 invändig kaliber, fästadt vid en i millimeter upp- 
ae > + 
