» .- | 
16 P. A. SILJESTRÖM, OM MARIOTTESKA LAGEN. 
skattas 0,0073 mm. för låg, hvilken qvantitet är fullkomligt otill- 
räcklig att förklara de ifrågavarande differenserna; och vid de 
tillfällen, då e varit föga öfver en millimeter, gäller detta så myc- 
ket mera. Dertill kommer, att då den ifrågavarande afkylningen 
egentligen äger rum vid den eller de första förtunningarne, under 
det den sedermera är föga märkbar, så borde det förorsakade felet 
varit störst i början, men deremot allt mindre mot slutet af ob- 
servationsserien, hvaraf följden måst blifva ett tilltagande i värdet 
AA 
V 
observerats. Följaktligen kan man icke gerna härutinnan finna 
någon orsak till konstant fel i den syftning observationerna 
gifva vid handen. 
Det återstår således icke annat än att felet, om något kon- 
stant fel funnits, legat uti elasticitetsbestämmelserna. I afseende 
härpå har jag i afhandlingen så fullständigt beskrifvit alla om- 
ständigheter, att jag här har ingenting att tillägga, utom det 
att om något konstant fel begåtts, så måste det hafva varit i af- 
seende på bestämmandet af E, icke af e, och att om, mot all 
förmodan, mina observationer skulle dervidlag vara behäftade 
med något konstant fel, nog stort att förklara det ifrågavarande 
resultatet i afseende på qvantiteten Z, så skulle detta fel nöd- 
vändigt vara, ehuru visserligen icke särdeles betydligt (enär fråga 
vore om mindre än !/, millimeter), likväl ej mindre, än att, om 
Jag än för min del misslyckats, man dock bör kunna und- 
vika detsamma, och således på den väg jag valt komma till 
frågans lösning !). Emellertid och intilldess noggrannare försök 
') Till hvad i afhandlingen anförts rörande elasticitetsbestämmelserna får 
jag här tillägga följande: 
Det är väl bekant, såsom i afhandlingen antydts, att ej blott ka- 
pillärdepressionen ofta befinnes ganska olika i den öppna och den slutna 
delen af en sifon-barometer, utan att adhesionen utöfvar ett sådant 
inflytande, att man på grund deraf vanligen anser det oundgängligt att 
före hvarje observation sätta qvicksilfret i rörelse, genom barometerns 
lutning eller på annat sätt. Då nu den ifrågavarande manometern GH 
(se afbandlingen) varit orubbligt fästad, och af skäl, som uppgifvits, 
nemligen för att undvika volyms- och temperaturkorrektioner af någon 
betydenhet, manometerröret tagits smalare, än som ur andra synpunkter 
hade varit önskvärdt, neml. endast 4,8 mm. i diameter, så kan alltid 
uppstå någon betänklighet i afseende på tillförlitligheten af dess angif- 
velser, hvarför det torde vara af intresse att meddela följande iakttagelser. 
Då medelst successiv utpumpning af luften i luftreservoirerna qvick- 
silfret fått stiga i den längre och sjunka i den kortare grenen af mano- 
metern, har det visat sig ett icke obetydligt olika förhållande i de båda 
grenarne. Uti nedanstående tabell upptages, för tolf särskilda ställen af 
den längre grenen och lika många (motsvarande) af den kortare, meni- 
skens höjd, sådan den befinnes i medeltal af närmare 30 observationer. 
med förtunningen, eller raka motsatsen af hvad som 
