d'après les observations KAITES a GENfiVE. i31 



ment doit avoir pour eiïel d'enfoncer le flolleur dans nn mouvement as- 

 censionnel rflu niveau de l'eau, de l'élever au conlraire, si le niveau 

 baisse; il est facile de concevoir que ce frottement, s'il est exagéré par 

 suite de circonstances accidenlelies, empêche, pendant un temps plus ou 

 moins long, le flotteur de suivre le mouvement de l'eau, jusqu'à ce que 

 la résistance soit vaincue. C'est probablement à une cause de celte nature 

 que doit être attribuée une perturbation dans les indications du limni- 

 mètre, qui s'est présentée dans i'él('' de 1866, et sur laquelle j'aurai l'oc- 

 casion de revenir. Dans nn appareil construit avec beaucoup de soin, tel 

 que celui qui a été établi par le général Dufour, les variations dans la 

 ligne de flottaison, dues à la cause indiquée ci-dessus, ne peuvent s'exer- 

 cer que ilans des limites Irès-resireinles, d'un petit nombre de centi- 

 mètres; elles n'auraient d'imporlance que dans le cas où la varialiou, au 

 lieu d'être momentanée, se prolongeait pendant un certain laps de temps, 

 c'est pourquoi il importe de vérifier à des intervalles rapprochés le zéro 

 de l'échelle et la conslance de la ligne do lloltaison. 



Peu de temps avant la démolition de l'ancien linuiimèlre, au prin- 

 temps de 18G2, on avait placé une échelle provisoire en bois à l'angle 

 sud-est de l'île Rousseau. Cette échelle, qui était divisée en pouces de 

 Roi, avait été ajustée de telle façon, que la lecture de la division correspon- 

 dant au niveau de l'eau fût identique à celle faite au même moment au 

 limnimètre du grand quai; c'est ce dont on avait pu s'assurer par quel- 

 ques comparaisons, malheureusement en petit nombre, vu la brièveté de 

 l'intervalle de temps don! on pouvait disposer pour ces comparaisons. 

 Mais nous avons un moyen indirect de constater l'identité presque com- 

 plète dans les indications des deux a|)pareils; on avait en elïet placé dès 

 l'automme de l'année 1858 deux échelles en bois, l'une près du bateau 

 des lavandières, un peu en amont du pont de la machine liy(irauli(pie, 

 l'antre à l'exlrémilé de la jetée des Eaux-Vives sur la rive gauche. La lec- 

 turede ces échelles se faisait une fois pai' semaine, à la même heure à peu 

 près que celle du limnimètre, et elle s'est prolongée jusqu'à la fin de 1867 

 pour celle située en aval, jusque vers la fin de 1864 seulement pour celle 



