—— 240 — 
rejeneradas, isto é, tendo perfeita a sua 
permeabilidade propria, obtem-se facilmente 
um litro do soluto por hora. 
Para se encher as empolas, quebra-se a 
ponta do tubo de vidro G, que está pro- 
tejido em tubo de ensaio e, com pinça de 
pressão F, faz-se passar o liquido para 
ampolas de vidro, com 10 cc. de capacidade, 
préviamente esterilisadas. 
A distribuição de um litro do soluto em 
empolas, faz-se perfeitamente em cincoenta 
minutos. 
Obtem-se deste modo o liquido perfei- 
tamente limpido e incolôr. 
Como impureza do soluto podemos 
notar particulas solidas, provenientes dos 
recipientes mal lavados e da parede interna 
O emprego de soluto 
pelo calôr, deu em mão de alguns pes- 
quizadores resultado negativo. Daí o 
negarem eficacia ao medicamento, porém, 
tendo eles posteriormente usado soluto 
preparado segundo o processo aqui indicado, 
verificaram a sua ação especifica. 
esterilisado, 
Como, porém, o houvessemos sempre 
empregado e obtido os excelentes resultados 
já referidos, julgamos ser da maior impor- 
tancia recomendar © soluto assim 
preparado. 
Tendo sido o nosso trabalho feito, em 
grande parte, em enfermarias de hospital, 
onde tinhamos grande numero de doentes, 
utilisámos para maior facilidade em  injetal- 
os, do dispositivo representado pela fig. 2. 
Fig. 2 
dos tubos de borracha, especialmente quando 
estes sáo novos. 
O primeiro inconveniente é removido, 
só esterilisando o aparelho, quando o liquido 
de lavajem não apresente impurezas; O 
segundo, atritando fortemente as paredes 
dos tubos de borracha e fazendo passar 
demoradamente corrente de agua até que 
não mais se destaquem particulas so- 
lidas. 
Outro cuidado importante é o de não 
se molhar as paredes da extremidade das 
empolas, ao enchel-as, porque na ocasião de 
fechal-as á lampada, a parte molhada séca 
pelo calôr, deixando depois em suspensão no 
liquido, cristaes ou palhetas que não se 
redissolvem. 
O soluto assim preparado é muito 
estavel, podendo ser empregado tempos 
depois sem que produza reação alguma. 
É constituido por um vidro comum, de 
larga abertura, graduado em 5 cc. para cada 
traço e fechado por uma rolha de borracha 
atravessada por dois tubos em angulo reto: 
um deles até abaixo da rolha, tendo 
na parte externa uma dilatação com algodão 
não hidrofilo, outro que vai até o fundo do 
vidro e em cuja ponta externa será ligado 
ao tubo injetor. 
Este deve Ler intercalada uma dilatação 
de vidro para se verificar a passajem de ar 
no ato de injetar. 
O aparelho assim preparado será esteri- 
lisado em autoclave, devendo-se antes intro- 
duzir, em um tubo de ensaio, a extremidade 
onde se acha o sustentaculo para a agulha. 
Enche-se depois o aparelho, por aspiração, 
com o soluto filtrado e, para injetar basta 
recalcar o liquido com um insuflador ligado, 
