ENTRE LES OBSERVATOIRES DE GENÈVE ET DE NEICHATEL. 385 



taie de la partie supérieure du pendule, et qu'il est interrompu à l'ins- 

 tant où le pendule passe par la verticale pour taire son excursion occi- 

 dentale. On obtient un réglage exact sous ce rapport à laide d'une vis 

 micrométrique v, fixée à l'extrémité de la tige L; on laisse le pendule 

 venir au repos, puis on amène le fil mobile de la lunette, (jui sert à ob- 

 server les passages du point lumineux, à bissecler l'étoile artificielle dans 

 celte position, et en même temps on règle la vis r de manière à ce que 

 le contact soit justement et à peine établi, ce dont on s'aperçoi! avec une 

 grande sûreté par le clironoscope, qui fait entendre une suite d'interrup- 

 tions et de rétablissements du courant avec des intervalles excessivement 

 courts et disparaissant peu à peu; on acquiert ainsi la preuve que les 

 deux surfaces de contact se touchent à peine. 



Après avoir réglé ainsi l'appareil, l'observation se fait simplement 

 ainsi : un aide écarte le pendule de la verticale, de fayon que le poids 

 supérieur M, ainsi que l'écran E, dont les oscillations ont lieu dans le 

 même sens que celui-ci, soient déviés du côté de l'Ouest, puis il le 

 lâche. L'observateur placé à la lunette attend que le point lumineux 

 ait passé devant le fil mobile dans le sens de l'Ouest à l'Est, pour 

 donner un signal, afin d'avertir une troisième personne placée près du 

 chronoscope, dans une chambre voisine, de mettre l'appareil en mou- 

 vement en tirant la corde G; mais, tant que le pendule supérieur M 

 accomplit son excursion à l'Est de la verticale, les aiguilles du chronos- 

 cope restent immobiles, parce ([ue le courant n'est pas interrompu. Elles 

 ne se niellent en mouvement que lorsque le pendule sujiérieur ])as.se par 

 la verticale en allant de lEst à l'Ouest, parce qu'à l'instant même le 

 courant est interrompu. L'observateur, qui voit dans la lunette le point 

 lumineux passer de l'Est à l'Ouest devant les fils, ferme le courant à 

 l'aide de la clef électricjue au moment où il observe la bissection par le 

 fil mobile, et il arrête ainsi les aiguilles. La personne placée près du chro- 

 noscope arrête alors le mouvement en tirant la corde C, et lit sur les 

 cadrans le nombre de millièmes de seconde dont les aiguilles ont avancé 

 dans l'intervalle qui s'est écoulé entre le moment, où l'étoile artificielle a 



