14 



grösseruDg betrachtet. Wird das Micromeier, wie gehörig im 

 Ocular angebracht und taugt es überhaupt etwas, so erschei- 

 nen seine Theilungslinien so glatt und fein, als man nur wün- 

 schen kann. 



Zweitens sollen die Distanzen der Theilungslinien viel 

 zu gross sein „als dass sich sichere Bestimmungen irgend fei- 

 ner mikroskopischer Objecte mit ihnen vornehmen liessen." 

 Auch dieser Einwurf ist richtig, wenn man das Mikrometer 

 als Object- Träger benutzt, dagegen unbegründet, wenn 

 man es ins Ocular legt. Valentin erwähnt eines ausge- 

 zeichnet gearbeiteten Oberhäuser 'sehen Glasmikrometers, 

 welcher bis auf -j^ Millimeter = 0,00007" eingethcilt war. 

 Eine solche Eintheilung ist über zehnmal zu fein, wenn man 

 den Maassslab im Ocular anbringt und nur über leidliche Ob- 

 jective gebietet. Mit einem Glase, welches nur bis auf ■}-^"' 

 = 0,00347" eingetheilt, also SOmal gröber als das Ober- 

 häusersche ist, messe ich objeclive Grössen von TööWn Zoll. 



Ganz beiläufig mag hier des weit verbreiteten Irrthums 

 gedacht werden, als sei ein Glasmikrometer für feine Messun- 

 gen um so geeigneter, je feiner es gelheilt ist. Nach Angabe 

 des Physikers Weber muss die Distanz der Einiheilungslinien 

 unter dem Ocular so gross scheinen, dass men eben noch im 

 Stande ist, dieselbe durch Schätzung in 10 Theile zu sondern. 

 Welchem Bruchtheile einer solchen Distanz ein kleines Ob- 

 ject entspricht, findet man durch Schätzung mit grösserer Ge- 

 nauigkeit, als wenn man die Grösse des Gegenstandes an Li- 

 nien abzählt, welche der Mechanikus in jene Distanz hinein- 

 gezogen hat. Auch die Astronomen benutzen bei ihren Messun- 

 gen das Augenmaass zur Schätzung der kleinsten Bruchtheile. 



Drittens sagt Valectin S. 108.: Man messe nur ein- 

 mal ein Glasmikrometer Grad für Grad durch, und man wird 

 Gnden, dass abgesehen von der Breite der Theilungsstrichc 

 schon in den Distanzen Fehlerquellen für fernere Decimalstel- 

 len liegen. — Findet man dies, so wirft man das Mikrometer 

 bei Seite und nimmt ein besseres, z. B. ein solches, von wel- 



