142 



Deve-se notar que, se operando a forma- 

 ção do corpo em meio liquido privado de 

 ar, o precipitado não sofrerá a ação da ade- 

 zão gazoza, que diminuiria a sua densi- 

 dade. 



Técnica. 



O frasco em que se faz a precipitação é 

 o próprio picnometro, ou frasco de densida- 

 de. O tipo de REONAULT nos parece pre- 

 ferível, entre os existentes. A capacidade de- 

 verá ser a menor possivel, compativel com a 

 solubilidade do corpo a dozar e dos reajen- 

 tes. A forma cilindrica, para que se obtenha 

 maior superficie e as paredes finas para que 

 a temperatura de convenção se equilibre o 

 mais depressa, são condições vantajozas para 

 a rapidez dos rezultados. O vidro deverá ser 

 rezistente ás ações químicas e oferecer o me- 

 nor indice de dilatação possivel, para que a 

 capacidade do picnometro não varie. Estas 

 qualidades se encontram no vidro rezistente 

 R. no de Jena ou, ainda melhor no quartzo 

 fundido e transparente. O fechamento do fras- 

 co por meio da respetiva rolha será utilizado 

 de preferencia ao traço no gargalo para re- 

 ferir a capacidade do frasco. E' conveniente 

 que a superficie em contato da rolha e do 

 frasco seja o mais finamente esmerilhada pos- 

 sivel, sendo preferível que fossem polidas, 

 visto que, então, os anéis de NEWTON se- 

 rão criterio objetivo do fechamento exato, 

 além de permitirem maior exatidão. 



O gargalo não deverá ser de menos de 

 3 mm., de modo a ser fácil a introdução e 

 a retirada do liquido. 



A utilização do traço como limite é me- 

 nos exata. 



Uma operação preliminar necessária a 

 todo o ensaio analítico é o estabelecimento 

 da determinação da relação entre os volumes 

 de picnometro, que serve de frasco de rea- 

 ção e um volume menor, igualmente cons- 

 tante, que poderá ser, ou a capacidade dum 

 outro picnometro, duma pipeta, ou o volume 



Es ist zu bedenken, dass bei der Bildung 

 des Koerpers in einer gegen Luft abgeschlos- 

 senen Fluessigkeit der Niederschlag keiner 

 sein spezifisches Gewicht herabsetzenden 

 Wirkung der Oasadhaesion ausgesetzt sein 

 wird. 



Technik. 



Das Flaeschchen, in dem die Reaktion 

 ausgefuehrt wird, ist der eigentliche Pykno- 

 meter oder das Flaeschchen zur Bestimmung 

 des spezifischen Gewichtes. Unter den ver- 

 schiedenen Typen scheint uns der von REO- 

 NAULT den Vorzug zu verdienen. Der 

 Rauminhalt muss so klein sein, ais die Loes- 

 lichkeit des zu dosierenden Koerpers und der 

 Reagenzien es zulaesst. Cylindrische Form, um 

 ueber eine groessere Oberflaeche zu verfue- 

 gen, und duenne Wandungen, zur moeglichst 

 schnellen Einstellung der vereinbarten Tem- 

 peratur, sind guenstige Bedingungen , um 

 schnelie Resultate zu erhalten. Das Qlas 

 muss den chemischen Reaktionen wider- 

 stehen und einen moeglichst geringen Aus- 

 dehnungsgrad aufweisen, damit der Raum- 

 inhalt des Pyknometers keine Veraenderung 

 erfaehrt. Diese Eigenschaften besitzt das 

 resistente Jenaer R-glas, oder noch besser, 

 geschmolzener, durchsichtiger Quarz. Der 

 Verschluss des Flaeschchens mit dem dies- 

 bezueglichen Stoepsel ist vorteilhafter als ein 

 Teilstrich am Halse, um den Rauminhalt des 

 Flaeschchens zu bestimmen. In zweckmaes- 

 siger Weise soil die mit dem Flaeschchen in 

 Beruehrung kommende Flaeche des Stoepsels 

 moeglichst fein geschliffen sein, noch besser 

 poliert, nachdem dann das Auftreten der 

 NEWTON'schen Ringe objektiv den genauen 

 Verschluss anzeigt ; ausserdem ermoeglichen 

 polierte Stoepsel eine erhoehte Oenauigkeit. 



Der Hals darf nicht weniger als 3 mm. 

 vveit sein, um die Fluessigkeit leicht einfuehren 

 und herausnehmen zu koennen. 



Die Anwendungen des Teilstriches als 

 Orenze bietet weniger Oenauigkeit. 



Bei jedem analj-tischen Versuch ist es 

 noiwendig, vorher das Verhaeltnis festzu- 

 stellen zwischen dem Volumen des Pykno- 

 meters , der als Reaktionsflaeschchen Ver- 



