143 



de liquido que desloca um corpo introduzido 

 no picnometro onde se dá a reação. 



A determinação da relação é feita do se- 

 guinte modo: Cazo de dois picnometros. Es- 

 tabelece-se por pezada a capacidade, em agua 

 distilada, de mesma temperatura, dos dois 

 picnometros e divide-se a capacidade do maior 

 pela do menor. Esta operação é repetida va- 

 rias vezes. Tira-se a media. 



Exemplo : 



Determinação da relação entre as capa- 

 cidades do picnometro 25 e o 10. Cheio até 

 a rolha. Agua distilada a temperatura de 26o 



Pezo do picnometro 23 cheio d'agua . 29.1616 

 vazio eseco. 13.1964 



Capacidade 15.9652 



Pezo do picnometro 1 cheio d'agua . 1 8.931 5 

 vazio e seco. 8.3558 



10.5757 



„ , _ 15.9652 , .--., 

 R^'^Ç^° 1057571 ='•5'»^^ 



log. R= 1.78903 



No cazo do frasco de reação e duma pi- 

 peta = Peza-se o picnometro cheio d'agua. 

 No dezarrolhar tome-se cuidado para que não 

 se perca a menor quantidade de liquido e 

 pelo mesmo motivo deve-se evitar que a ro- 

 lha toque qualquer corpo com a parte que 

 esteve em contato com a agua. Aspira-se com 

 uma pipeta de precizão o liquido até o tra- 

 ço, evitando o seu transbordamento. Á por- 

 ção da pipeta que deve ser introduzida será 

 previamente passada uma pequena camada 

 de oleo de vazelina. uma delgadíssima ca- 

 mada é suficiente para evitar a adezão do 

 liquido. A diferença de pezo do picnometro 

 antes e apoz a retirada do liquido indica a 

 capacidade da pipeta. A capacidade do picno- 



wendung findet, und einem geringeren, gleich- 

 falls konstanten Volumen, dass aus dem Raum- 

 inhalt eines anderen Pyknometers, einer Pi- 

 pette Oder aus dem Fluessigkeitsvolumen 

 bestehen kann, dass ein in den fuer die Re- 

 aktion benutzten Pyknometer gebrachter Koer- 

 per verdraengt. 



Dieses Verhaeltnis wird folgendermassen 

 bestimmt : Nehmen wir zwei Pyknometer an. 

 Durch Waegung wird der Rauminhalt mit 

 destilliertem Wasser von gleicher Tempera- 

 tur in beiden Pyknometern festgestellt und 

 dann der Rauminhalt des groesseren durch 

 den des kleineren dividiert. Dieser Vorgang 

 wird verschiedenen Male wiederholt, und 

 dann der Durchschnittswert genommen. 

 Beispiel : 



Bestimmung des Verhaeltnisses zwischen 

 dem Rauminhalt des Pyknometers 25 und 10. 

 Dieselben sind bis zum Stoepsel mit destil- 

 liertem Wasser von 26° gefuelit. 

 Oewicht des Pyknometers 25 ge- 

 fuelit mit Wasser 29.1616 



Oewicht des Pyknometers 25 im 



leeren trockenen Zustand . . . 13.1694 



Rauminhalt 15.9652 



Oewicht des Pyknometers 10 ge- 

 fuelit mit Wasser 18.9315 



Oewicht des Pyknometers 10 im 



leeren und trockenen Zustand 8.3558 

 Rauminhalt 10.5757 



Verhaeltnis ]^~ = 1.50961 

 10.575/ 



log. R = 1.78903 



Bei Verwendung des Pyknometers und 



einer Pipette : Waegung des mit Wasser ge- 



fuellten Pyknometers. Beim Herausnehmen 



des Stoepsels muss man sich hueten, auch 



die kleinste Menge Fluessigkeit zu verlieren 



und deshalb vermeiden, dass der Stoepsel, 



mit der mit dem Wasser in Berueh- 



rung gewesenen Seite, an irgend einen Oe- 



genstand gebracht wird. Mit der Praezisions- 



pipette wird die Fluessigkeit bis zum Teil- 



strich aspiriert und ein Ueberschreiten des- 



selben vermieden. Der Teil der Pipette, der 



eingefuehrt werden soil, wird vorher mit 



einer kleinen Schicht Vaselinoel bedeckt. 



