146 



pitado se depozite e o liquido se aprezente 

 claro. Si, na ocazião de completar o volume 

 com agua distilada, esta estivesse um pouco 

 resfriada — 1 o a 2° abaixo da temperatu- 

 ra do ambiente — basta arrolhar de novo; 

 si ao contrario, a temperatura do liquido 

 estivesse superior, dá-se a penetração de 

 bolhas de ar no interior, então, completa- 

 se de novo o volume com agua distilada ; 

 arrolha-se, então, fortemente. Enxuga-se as 

 bordas da rolha e a superficie do picnometro 

 com pano sem felpas. Peza-se ao decimo de 

 miligrama, ( é muito pratico ter-se uma tara 

 formada por um picnometro igual ao primei- 

 ro ). Depois de arrolhado evita-se tocar dire- 

 tamente com as mãos a parede do picnome- 

 tro. Coloque-se e retire-se da balança com 

 uma pinça. Obtem-se nesta primeira peza- 

 da : P I. 



Retirado novamente da balança procede- 

 se de modo diverso, segundo se trabalhar 

 com outro picnometro, com a pipeta ou com 

 um corpo que mergulha. 



No primeiro cazo, decanta-se ou filtra-se, 

 segundo a turvação do liquido e enche-se o 

 picnometro menor, operando-se de modo idên- 

 tico ao anterior. Deve-se evitar o contato das 

 mãos diretamente com o picnometro. 



No segundo cazo, retirada a pipeta cheia 

 do liquido com as cautelas já indicadas, peza- 

 se de novo o picnometro. Com o'fim de evi- 

 tar que a pipeta toque o precipitado ou delle 

 se aproxime muito, coloca-se junto ao picno- 

 metro um espelho formando um angulo sufi- 

 ciente para que o operador possa na pozição 

 de aspirar o liquido observar a situação da 

 extremidade da pipeta no interior delle. 



Por ultimo, cazo se trabalhe com um 

 corpo que mergulha, deixa-se este mergulhar 

 lentamente, arrolha-se, então, e peza-se de 

 novo. 



Como quer que se tenha operado, obte- 

 ve-se um segundo pezo, que multiplicado pela 

 relação previamente obtida,2fornece Pa. 



hen, bis der Niederschlag sich absetzt und 

 die Fluessigkeit klar erscheint. Wenn, bei 

 der Auffuellung mit destillertem Wasser, 

 dieses ein wenig abgekuehlt sein sollte 

 (lo — 2° unter der Aussentemperatur) genuegt, 

 es, nochmals den Stoepsel aufzusetzen; wenn 

 im Gegenteil die Temperatur der Fluessigkeit 

 hoeher sein sollte, dringen Luftblasen ein, 

 dann fuellt man neuerdings mit destilliertem 

 Wasser auf, und verschliesst fest mit dem 

 Stoepsel. Die Raender des Stoepsels und die 

 Aussenflaeche des Pyknometers werden mit 

 einem glatten Tuche abgetrocknet. Man wiegt 

 bis zu Zehntel-Milligramm, (es ist sehr 

 praktisch, das Taragewicht durch einen dem 

 urspruenglichen Pyknometer gleichen zu be- 

 stimmen).Nachdemmanmit dem Stoepsel ver- 

 schlossen, vermeide man mit der Hand direkt 

 die Wand des Pyknometers zu beruehren. 

 Das Auflegen und Abnehmen von der Wage 

 mache man mit Hilfe einer Pinzette. Bei 

 dieser Waegung erhaelt man : Pi. 



Nachdem man den Pyknometer von der 

 Wage abgenommen, schlaegt man nun ein 

 verschiedenes Verfahren ein, je nachdem man 

 mit einem zweiten Pyknometer, mit der Pi- 

 pette, Oder mit einem in den Pyknometer ge- 

 senkten festen Koerper arbeitet. 



Im ersten Falle laesst man absetzen oder 

 filtriert die Fluessigkeit, je nach der Truebung, 

 und fuellt den kleineren Pyknometer auf, in- 

 dem man auf die gleiche Weise wie oben 

 vorgeht. Man vermeide, die Haende in di- 

 rekte Beruehrung mit dem Pyknometer zu 

 bringen. 



Im zweiten Falle wiegt man abermals den 

 Pyknometer, nachdem man die Fluessig- 

 keit in der Pipette mit den erwaehnten 

 Vorsichtsmassregein entnommen hat. Um zu 

 verhueten, dass die Pipette das Praezipitat 

 beruehre oder demselben allzu nahe komme, 

 bringt man neben den Pyknometer einen 

 Spiegel, der in einem bestimmten Winkel dem 

 Untersucher erlaubt, bei der Aufsaugung der 

 Fluessigkeit sich immer ueber die Lage des 

 Pipettenendes im Innern des Pyknometers zu 

 orientieren. 



Wenn man schliesslich mit einem in den 

 Pyknometer zu senkenden Koerper arbeitet. 



