154. OBSERVATIONS LlMNlMfiTRIQUES FAITES A GENÈVE 



mètres, il y avait d'abord à traduire les lectures en mesure métrique, 

 puis à appliquer la correction nécessaire pour les ramener au plan de 

 comparaison de —3'", d'après la cote du zéro de l'échelle. Le résumé 

 des opérations qui ont servi à rallaclier le repère de la pierre du Nilon 

 au repère en bronze NF 71, scellé sur le socle de la colonne du limni- 

 mèlre de Vevey, est donné dans la 5'°° livraison du nivellement de préci- 

 sion de la Suisse, page 360; il en résulte pour la cote de ce repère 

 -f- 0",5018, cliiffre dont l'exactitude ne peut pas être garantie à quel- 

 ques niiilimèlres près, les opérations de nivellement, même les plus 

 précises, donnant lieu à une incertitude de cet ordre sur la difîérence 

 de niveau entre deux points distants de plus de 80 kilomètres. Les six 

 mesures directes de la différence de niveau entre le repère INF 71 et la 

 surface de l'eau devant le limnimètre, combinées avec la lecture simul- 

 tanée de l'échelle, donnent — 2'°,76G pour la cote du zéro, en adoptant 

 + 0°',502 pour celle du repère NF 71; ces six mesures, dont la pre- 

 mière a été faite en 1870 par M. Benz, ingénieur de la commission 

 géodésique, et les cinq autres au mois de décembre 1874 par les soins 

 de 31. l'ingénieur cantonal Gonin, s'accordent entre elles à un petit 

 nombre de millimètres près. En ajoutant la correction + 0",234 aux 

 lectures de l'échelle de Vevey, pour ramener ses indications au plan de 

 comparaison adopté, j'ai obtenu les chiffres inscrits dans le tableau sui- 

 vant, qui donne pour chaque mois des années 1871 à 1874 la moyenne 

 des observations quotidiennes faites au limnimètre de Vevey, et dans la 

 colonne suivante la dilFérence V — JA en centimètres, entre le niveau 

 du lac à Vevey et celui du Rhône devant le Jardin Anglais. Un simple 

 coup d'œil jelé sur ces chilîres accuse une variation de la différence 

 V — JA correspondant à la hauteur de l'eau. Mais un calcul prélimi- 

 naire a montré que les dilférentes valeurs de V — JA n'étaient pas 

 représentées avec une exactitude suffisante par une seule formule d'in- 

 terpolation, dans laquelle elles seraient supposées varier proportionnel- 

 lement à la hauteur de l'eau marquée au limnimètre V, pour des valeurs 

 de V comprises entre des limites aussi écartées que 2'",52 et 0'",81. Je 



