446 
weil bei ihrer verschwindend kleinen Eigenwärme sich am 
leichtesten ein constantes Gleichgewicht der Temperatur er- 
reichen lässt. An ihnen sind deshalb auch die folgenden 
Untersuchungen angestellt worden, und zwar mit Hülfe eines 
thermoöleetrischen Apparats. 
Die Wirksamkeit eines solchen beruht bekanntlich auf 
der Thatsache, dass in einem Metallringe, der aus zwei ver- 
schiedenen Metallen zusammengeselzt ist, ein electrischer 
Strom entstehl, sobald die Löthstellen verschiedene Tempe- 
raluren haben, und dass dieser eleetrische Strom sichtbar 
gemacht und gemessen werden kann durch seine Wirkung 
auf Magnetnadeln, indem er diese quer gegen seine eigene 
Richtung zu stellen strebt In dem von mir angewendeten 
Apparate zerfällt dieser Ring in zwei Theile, deren einer, 
eine eigenthümlich construirte thermoelectrische Säule, zur 
Erregung, der andere, der Multipliecator, zur Messung des 
Stromes dient. Der letztere enthält zwei Kupferdrähte von 
0,75’ Durchmesser, deren jeder 50 Windungen macht, und 
die bei allen hier anzuführenden Versuchen neben einander 
zur Leitung verbunden wurden, so dass sie wie ein ebenso 
langer Draht vom doppelten Querschnitt wirkten. Leider 
war es mir nicht gelungen, Draht aus galvanoplastischem 
Kupfer zu erhalten, weil alle Versuche, dasselbe auszuziehen, 
missglückten; die Drahtmassen lenkten deshalb durch einen 
geringen Eisengehalt die astatischen Nadeln um 10° nach 
rechts oder links vom Nullpunkt der Theilung ab. Diese 
Ablenkung wurde d.rch den von Ruhmkorff angegebenen 
Compensator !) beseitigt, welcher in zwei, über dem Instru- 
ment angebrachten, mit ungleichnamigen Polen nach unten 
gekehrten, mit den oberen Enden nahe zusammenstossenden 
Magneten besteht. Der Compensator wird so gestellt, dass 
er die Magneinadeln auf den Nullpunkt der Theilung ein- 
1) Matteucci, Trait& des phenomenes &lectrophysiologiques des 
animaux. Paris 1844. p. 25., abgebildet Fig. 2. 
